I0l6 SCIENCES MÉEMCALES 



ne citer que celui-là, est aussi exact que possible, n'ont pu cependant 

 déterminer le médecin à pratiquer d'une façon courante au lit du 

 malade la recherche de l'urée; aucun d'eux, en effet, n'est clinique, 

 c'est-à-dire simple, précis et rapide. Le praticien est resté désarmé. 

 Le tube d'Esbach répondrait peut-être à ses besoins journaliers, si, 

 avec une grande habitude des manipulations, il n'exigeait pas, 

 malgré son apparente simplicité, l'emploi d'accessoires variés, tels 

 que : cuve à eau, pipette graduée, pouce de caoutchouc, etc. Il est, 

 de plus, dangereux, car, lorsqu'on élève le tube retourné à la hau- 

 teur des yeux, pour se rendre compte de la réaction, on risque 

 d'être aveuglé par un jet d'hypobromite, ce qui faillit m'arriver. 

 Brouillé avec l'uréomètre d'Esbach, je résolus d'en fabriquer un de 

 ma façon et, pour ne pas échanger un cheval borgne contre un 

 aveugle, je m'appliquai à le rendre aussi simple, aussi pi'écis et, 

 surtout, aussi expéditif que possible. 



Un bon dosage , i^ar décomposition de l'urée en ses éléments , doit 

 satisfaire à deux exigences : dégagement de l'azote autant que faire 

 se peut; mesure exacte du volume gazeux. Grâce aux travaux de 

 Knop, d'Hûfner et d'Yvon, on possède dans l'hypobromite de soude 

 un réactif qui dégage, à froid, d'une solution d'urée, 92 0/0 du chiffre 

 théorique de l'azote. C'est un des meilleurs rendements qu'on ait 

 obtenus. Aussi est-ce une solution de ce réactif que j'emj)loie. Pas 

 plus que les autres, cette solution ne se conserve longtemps, alors 

 même qu'elle est placée dans un endroit frais et obscur, car rhyi)o- 

 bromite. [)ar absorption d'oxygène, se transforme assez rapidement 

 en bromate alcalin. Il ne faut donc en préparer que de petites quan- 

 tités à la fois. 



En ce qui concerne rap[)areil proprement dit, après quelques 

 tâtonnements je m'arrêtai au dispositif suivant, qui présente le grand 

 avantage de pouvoir être improvisé : Dans le col d'un flacon en 

 verre, de volume quelconque, je fixe un obturateur de caoutchouc 

 percé d'un trou central et, à travers ce trou, j'introduis à frottement 

 doux, jusqu'au fond du vase, un tube de verre de quarante centi- 

 mètres environ de longueur. Un point. C'est tout ! On a déjà compris 

 que la solution d'hypobromite introduite dans le flacon, refoulée de 

 bas en haut au moment du dégagement de l'azote, devra monter 

 dans le tube à une hauteur correspondant au volume de gaz obtenu. 

 Mais il importait , pour arriver à ce résultat d'une façon utile, de 

 trouver le moyen de mettre le réactif et lurine en ])résence, sans 

 favoriser la moindre déperdition d'azote. Or, l'efl'ervescence est 

 tellement ra^nde que l'introduction de lurine dans lappareil ouvert. 



