D' 



BECLERE. 



NOUVEAU CYLINDRE COMPRESSEUR 



io49 



L'ampoule Yillard à anticathode conique n'émet qu'un cône étroit de 

 rayons.de Rontgen, ne présente à sa surface qu'une petite plage cir- 

 culaire de fluorescence, au lieu d'un hémisphère tout entier, connne 

 les autres ampoules, et donne, on le sait, des images remarquable- 

 ment nettes. Récemment, M. Chabaud a construit une nouvelle 

 ampoule qu'on a pu voir fonctionner à la dernière séance de Pâques 

 de la Société de Physique : entre autres avantages encore inédits, 

 «lie présente celui d'avoir une paroi formée de deux sortes de verre 

 différents, lun contenant du plomb et l'autre exempt de plomb : ce 

 dernier, en forme de petit segment circulaire, est enchâssé dans le 

 précédent comme la cornée dans la sclérotique, il est placé en regard 

 de l'anticathode et demeure seul perméable aux rayons de Rontgen. 

 Pour éviter les rayons pariétaux produits par une ampoule du 

 modèle le plus répandu, c'est-à-dire par une ampoule à anticathode 

 plane et à paroi de verre homogène, le dispositif le plus simple est 

 un diaphragme de plomb placé à proximité. Mais, comme la bien 



FiG. I. — Marche des rayons avec diaphragme de plomb /)/(/;(. 

 a a , Rayons centraux ; b b , Rayons pariétaux. 



démontré le D"' Albers-Schonberg (de Hambourg), un diax^hragme 

 de plomb , de forme cylindrique , atteint le but beaucoup plus com- 

 plètement qu'un diaphragme plan. Les figures i et 2 en témoignent 

 avec évidence. 



