lOOO 



ELECTRICITE MEDICALE 



Partant de ce principe, le D" Albers-Schônberg a imaginé, au cours 

 de Tan dernier, un appareil nouveau, prinutivement destiné à la 

 recherche radiographique des calculs du rein fi). La i»ièce essentielle 

 de cet ax^pareil est un cylindre creux, intérieurement doublé de 

 plomb, qui forme sur le trajet des rayons, entre lampoule et la 

 paroi abdominale du patient couché, un véritable tunnel. Ce tunnel 

 de plomb arrête au passage plus complètement que la simple ouver- 

 ture des diaphragmes plans les rayons parasites provenant de la 

 paroi de l'ampoule; son ouverture supérieure est, d'ailleurs, munie 

 elle-même d'un petit diaphragme plan, percé d'une ouverture de 

 3 centimètres au plus de diamètre. De plus, il s'enfonce verticale- 



FiG. 2. — Marche des rayons avec diaphragme de plomb cylindrique, 

 a a , Rayons centraux ; b b , Rayons pariétaux. 



ment ou obhquement, par son bord inférieur, garni de caoutchouc 

 durci, dans la paroi abdominale qu'il déprime et, de cette manière, 

 diminue de 5 à lo centimètres environ l'épaisseur des i)arties molles 

 interjîosées au devant de la plaque. Il restreint ainsi la production 

 des rayons secondaires provenant des tissus traversés et donne, 

 avec la possibilité d'emi^loyer des rayons relativement peu péné- 



(i) ALnERS-ScnoNHERG, Einc kompressionsblende zur Nachweis von Nierensteineu 

 (Fortschrilte au/ dem Gebieté dcr liôntgcnsirahin. Band V, Ilcft 3, 2; juin i()02). 



