D'' A. BÉCLÈRE. — NOUVEAU CYLINDRE COMPRESSEUR Io55 



ment dans le décubitus dorsal, tous les avantages inhérents à cet 

 instrument. 



La figure 3 représente ce châssis porte-ampoule muni du cylindre- 

 compresseur que je lui ai ajouté et disposé pour la radiographie de 

 la région lombaire gauche. 



Entre les deux montants d'un châssis rectangulaire très stable, un 

 cadre de bois, verticalement placé, est maintenu en équilibre par l'in- 

 termédiaire de cordes et de poulies de renvoi, au moyen d'un contre- 

 poids. Une poignée, fixée au contre-poids, donne à l'opérateur tou,te 

 facilité pour élever ou abaisser à volonté ce cadre, à l'intérieur duquel 

 glisse transversalement, à gauche et à droite, un cadre plus petit qui 

 porte Tampoule. 



Le grand cadre n'est pas seulement mobile dans le sens vertical. 

 Deux articulations à pivot , placées au milieu de ses bords latéraux, 

 lui permettent de devenir horizontal, en tournant de 90 degrés, de 

 part et d'autre de sa position primitive. On peut donc, à volonté, 

 diriger en haut ou en bas chacune de ses faces, suivant que l'ampoule 

 est destinée à être placée au-dessus ou au-dessous du malade hori- 

 zontalement étendu. Deux petits freins servent à l'immobiliser tem- 

 porairement, à la haviteur et dans la position voulues. 



Le diaphragme-iris fait corps avec le petit cadre mobile qui porte 

 l'ampoule ; on peut très facilement régler sa position, de manière à ce 

 que le foyer d'émission des rayons de Rôntgen soit toujours placé 

 exactement en regard du centre de son ouverture. C'est au-devant du 

 diaphragme-iris que s'ajuste, à l'aide de deux crochets, le cylindre- 

 compresseur. L'ouverture supérieure de ce dernier est rétrécie à 

 volonté par le diaphragme-iris ou, mieux, munie d'un petit dia- 

 phragme plan percé d'une étroite ouverture circulaire. 



D'après la description très brièvement résumée du porte-ampoule- 

 diaphragme-iris, il est vraisemblable que les médecins déjà en posses- 

 sion de cet instrument préféreront le munir, à peu de frais, d'un 

 simple cylindre facilement amovible, plutôt que de s'encombrer d'un 

 nouvel appareil très coûteux. 



Le nouveau cylindre-compresseur, ajustable au porte-ampoule- 

 diaphragme-iris, n'est d'ailleurs pas inférieur à l'appareil imaginé 

 par le D"" Albers-Schonberg et possède même, en comparaison, 

 quelques avantages. 



On peut, en effet, l'employer pour l'exploration radioscopique ou 

 radiographique, aussi bien lorsque le sujet examiné est en position 

 verticale, debout ou assis, que lorsqu'il est horizontalement étendu. 

 Enfin, dans cette dernière position, si le malade est couché sur un 



