D"^ ST. LEDUC. — COURANTS INTERMITTENTS DE BASSE TENSION I061 



instant la résistance du sujet. Quoique des perfectionnements à cet 

 égard soient nécessaires, on peut, avec ces courants, compter le 

 nombre des passages et des intermittences à la seconde. Enfin, ces 

 courants permettent de régler et de mesurer avec simplicité , facilité 

 et perfection, le temps de passage du courant pendant chaque 

 période, grandeur dont l'importance paraît capitale, aussi bien pour 

 la thérapeutique que pour rélectro-diagnostic. Ce temps n'a été 

 considéré et mesuré que dans des expériences dilliciles de labora- 

 toire et par des moyens ne comportant qu'une précision relative. 

 Avec les courants intermittents de ijasse tension, cette mesure est la 

 Xjlus facile et la plus précise de l'électricité médicale et cette gran- 

 deur se révèle comme une des plus intéressantes à considérer, car, 

 dans le phénomène de l'excitation, toutes les autres grandeurs élec- 

 triques lui semblent subordonnées. 



Pour produire les courants intermittents de basse tension , il faut : 



1° Une source de courant constant, piles, accumulateurs, canalisa- 

 tion urbaine de courant continu, etc. ; 



2" Un dispositif jîour faire varier très graduellement la tension 

 dans le circuit, collecteur, réducteur de potentiel, etc. ; 



3° Un interrupteur, produisant des interruptions régulièrement 

 espacées, dont il est avantageux de pouvoir faire varier le nombre 

 dans des limites aussi étendues que possible et pourvu d'un dispo- 

 sitif permettant de faire varier de zéro à un les durées relatives de 

 passage et d'interruption. 



Dans le cours de nos études, nous avons employé divers interrup- 

 teurs. Celui que nous utilisons actuellement, construit par la maison 

 GaifFe , spécialement pour la production de ces courants , donne les 

 meilleurs résultats ; c'est un interrupteur du type Contremoulin- 

 Gaiffe. Sur un axe entraîné par une petite dynamo est monté 

 un disque isolant, portant des pièces métalliques sur lesquelles 

 frottent deux ]>alais, dont un mobile ; le circuit est fermé par l'arma- 

 ture métallique entre les deux balais ; si le contact avec chaque 

 armature s'établit' et cesse simultanément pour chaque balai, le 

 courant n'est interrompu que pendant les temps très courts pendant 

 lesquels les balais franchissent les espaces isolants qui séparent 

 chaque armature ; par le déplacement du balai mobile , on peut arri- 

 ver à ne fermer le circuit que lorsque l'un des balais a déjà effectué 

 la moitié, les 3/4, les 99/100, ou une fraction quelconque de son par- 

 cours sur l'armure, de sorte que le courant ne passe plus que pen- 

 dant la moitié , le quart , le centième ou une fraction quelconque de 

 la période. 



