I062 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



Un rhéostat tians le circuit de la dynamo permet de régler la 

 vitesse et, en même temps, le nombre des interruptions propor- 

 tionnel à cette vitesse. Le nombre des interruptions peut se déduire 

 de la vitesse de rotation ou se déterminer directement à l'aide d'un 

 signal de Deprez et d'un diapason. 



Un voltmètre, en dérivation sur les deux électrodes, permet de 

 lire à chaque instant la différence de potentiel que l'on établit entre 

 elles. 



Un milliampéremètre apériodique, placé dans le circuit, donne 

 l'intensité du courant. Il y a à considérer l'intensité indiquée par 

 l'ampèremètre, pour le courant intermittent, et l'intensité absolue du 

 courant lorsque le circuit est fermé ; cette dernière intensité se déduit 

 de la première lorsqu'on connaît la durée du passage du courant pen- 

 dant chaque période. Si l'on désigne par mille la période, c'est-à-dire le 

 temps entre chaque intermittence, le courant pourra passer pendant 

 un millième, un dix-millième, un cent-millième, etc., de la période 

 et être interrompu pendant le reste du temps. Comme la période 

 d'oscillation de l'ampèremètre est beaucoup plus grande que celle du 

 courant, ses déviations restent exactement proportionnelles aux 

 quantités d'électricité qui le traversent. Si donc le courant passe 

 pendant un milHème de période, l'intensité marquée à l'ampèremètre 

 sera le millième de l'intensité totale; pendant dix millièmes de période 

 elle sera dix fois le millième de l'intensité totale; d'une façon géné- 

 rale, si i est l'intensité du courant intermittent donné par l'ampère- 

 mètre, I l'intensité du courant lorsque le circuit est fermé, looo la 

 période, n la durée de passage du courant en millièmes de période , 



on a : 



ni ■ iooo i 



d ou 1 = 



looo n 



C'est à l'aide du milliampéremètre apériodique que l'on règle la 

 fraction de période pendant laquelle on veut faire passer le courant. 

 On ferme le circuit sur une résistance non polarisable, on élève la 

 tension jusqu'à ce que l'ampèremètre marque par exemple dix milli- 

 am^ières, on met en route l'interrupteur et on déplace le balai 

 mobile jusqu'à ce que l'intensité du courant intermittent soit un 

 milliamx^ère ; c'est qu'alors le courant passe pendant un dixième , ou 

 cent millièmes, de la période. Veut-on établir un passage beaucoup 

 plus court, pendant un millième de période par exemple, on diminue 

 la résistance placée dans le circuit jusqu'à ce que l'intensité du cou- 

 rant intermittent ait passé d'un milliampère à cenl milliampères, 

 puis on ramène cette intensité à un milliampère par le déplacement 



