D'' H. BORDIER. — LA MESURE DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES I089 



En agissant sur le rhéostat, il sera facile de donner à l'intensité du 

 courant la valeur de i ampère : à ce moment-là on a, d'après la loi 



d'Ohm (I =:^j. 



E 



jamp. 



00''^ ' 



d'où E = 5o volts: ce qui \ç\\l dire qu'il existe, dans ces conditions, 

 entre les deux extrémités du fil de ferro-nickel. une différence de 

 potentiel de 5o volts. 



EtabHssons maintenant un circuit dérivé en prenant le courant à 

 l'une des extrémités A du fil résistant, d'une part, et, d'autre part, à 

 un curseur C pouvant se déplacer le long du fil; dans ce circuit, 

 plaçons : i'^ le sujet dont la résistance électrique doit être mesurée et 

 sur lequel deux électrodes EE' bien humectées sont appliquées; 

 2<^ un milliampèremètre sensible. 



Quand le curseur C est éloigné de l'extrémité du fil, la différence 

 de potentiel , qui est la cause du courant dans le circuit dérivé , va 

 en augmentant, et l'on peut ainsi donner à ce courant dérivé l'inten- 

 sité de I mA. Soit, à ce moment-là. / la longueur du fil résistant 

 jusqu'au curseur; appelons L sa longueur total; il y a entre la diffé- 

 rence de potentiel e, qui correspond au circuit dérivé, et la diffé- 

 rence de potentiel, 5o volts , qui existe entre les deux bouts du fil de 

 ferro-nickel, la relation : 



e _ l 

 5o "~ L ' 



d'où 



00 



D'autre part, lorsque l'intensité du courant dérivé est égale à 

 Qamp.Qoj QYi ^ en désignant par .v la résistance du circuit. 



on tire de là : 



e 



Qamp.QQj -- — . 

 .V 



A' = = 1,000 X e 



o.ooi ^^ 



Si l'on remplace e par sa valeur précédemment calculée, il vient : 



00.000 , 

 .V = ï X l 



69* 



