lOqO ÉLECTRICITÉ MEDICALE 



La résistance .y est. par suite, obtenue en multipliant le terme 



constant - — par la distance / à laquelle le curseur a été placé, 



Pour avoir la résistance des. tissus, il suffît d'appliquer les deux 

 électrodes lune contre l'autre et avec la même pression que celle 

 avec laquelle elles étaient fixées sur la peau ; leur résistance mesurée 

 avec la même technique que précédemment est alors retranchée de 

 la résistance totale x. 



Dans notre appareil (Jig'. s), le quotient — r — est égal à ^,6 ; par 



conséquent, chaque millimètre parcouru par le curseur fait varier 

 la résistance de ^,6 ohms; pratiquement donc, la valeur de la résis- 

 tance à mesurer s'obtient en multipliant la longueur l par 4,<3. 



FlG. 2. 



Comme on le voit sur la figure 2, tous les instruments nécessaires 

 aux mesures sont fixés sur la même planche ; les deux bornes de 

 gauche servent à fixer les fils de la prise de courant à iio volts ; les 

 deux bornes de droite sont destinées aux fils allant aux électrodes. 



Le fil de ferro-nickel est tendu sur une plaque de marbre de la 

 façon suivante : deux segments de fil de i mètre de longueur sont 

 tendus entre des bornes fixes, et ces segments sont reliés entre eux 

 à l'extrémité droite ; le reste du fîl, qui est inutile pour les mesures, 

 est enroulé sur un cylindre de fibre. 



Sur chacun des segments peut se déplacer un curseur qui est 

 fixé sur une lame de laiton graduée en millimètres : ces deux lames 

 peuvent être reliées au circuit dérivé à laide d'un commutateur 

 bavarois placé à droite de la plaque de marbre. 



Pour procéder à une mesure , on commence par donner au cou- 

 rant principal l'intensité d'un ampère, en agissant sur un rhéostat 

 placé en dehors de l'appareil. 



Puis, les électrodes étant en place, on met la llche du commuta- 



