D'" H. BORDIER. — LA MESURE DES RÉSISTANCES ÉLECTRIQUES IO9I 



teur dans le trou inférieur , de façon à relier la lame de laiton du 

 premier curseur à l'une des électrodes. On agit alors sur ce curseur 

 jusqu'à ce que le milliampèremètre indique l'intensité, un milliain- 

 père. On lit le nombre de millimètres correspondant au curseur à ce 

 moment-là. Il n'y a plus qu'à multiplier ce nombre par 4»6 ; si le 

 curseur est en face de la division 872. la résistance cherchée est 

 872 X 4»6 = 4'Oii ohms. 



Il peut arriver que l'intensité du courant dérivé n'atteigne pas 

 I niA., quoique le premier curseur soit poussé jusqu'à sa position 

 extrême à droite ; on enlève alors la fiche du commutateur pour la 

 mettre dans le trou supérieur. On fait ainsi communiquer la seconde 

 lame de laiton avec les électrodes. Il ne reste plus qu'à agir sur le 

 second curseur, que l'on pousse de droite à gauche jusqu'à ce que 

 l'intensité du courant dérivé soit égale à i niA. Le nombre relevé en 

 face du second curseur doit être augmenté de 1,000 pour donner la 

 longueur / du fil. Supposons que le deuxième curseur soit en face de 

 la division 204 quand l'intensité est de i m A. ; la résistance cherchée 

 «est égale à (255 -|- 1,000) X 4'^ = 5,^68 ohms. 



Comme on le voit, la technique est très simple et la sensibilité de 

 l'appareil très suffisamment grande, puisqu'un déplacement du cur- 

 seur de I millimètre correspond à une variation de résistance de 

 4,0 ohms. 



Il convient de faire remarquer que les actions vasomotrices pro- 

 duites par le courant sous les électrodes acquièrent ici une valeur 

 presque nulle à cause de la très petite intensité, i mA., qui passe 

 dans le corps du sujet ; c'est là un grand avantage de cette méthode, 

 imaginée, comme nous favons dit, par M. Bergonié, car ces actions 

 vasomotrices , quand elles sont un peu intenses , constituent une 

 cause de perturbations très notables dans la. mesure des résistances 

 des tissus vivants. 



Enfin, la rapidité des mesures rend cet appareil très précieux pour 

 les recherches cliniques ; en outre . sa sensibilité permet de s'en 

 servir pour les mesures de résistances autres que celles des tissus 

 vivants ; les résultats qu'il fournit sont les mêmes que ceux obtenus 

 à l'aide des méthodes classiques (résistance d'une bobine, d'une 

 lampe à incandescence, etc.). 



Nous indiquerons ultérieurement des résultats très intéressants 

 concernant des malades atteints d'atlections diverses. 



