I092 



ELECTRICITE MEDICALE 



M. le D^ MORIN 



de Nantes 



PRÉSENTATION DE DEUX RÉDUCTEURS DE POTENTIEL LIQUIDES 



[«i3.84i.7l 



— Séance du 6 août — 



Voici les raisons qui m'ont amené à la construction de réducteurs 

 liquides : i° la résistance n'y étant pas divisée par parties plus ou 

 moins grandes, la variation du courant doit s'y produire d'une façon 

 absolument progressive ; la courbe représentative de cette variation, 

 serait une ligne continue, ne présentant pas d'échelons comme il 

 arriverait, par exemple, avec les collecteurs; 2° l'appareil peut s'a- 

 dapter instantanément aux différents potentiels des courants de 

 secteurs; il suffit pour cela d'augmenter ou de diminuer la conduc- 

 tibilité du liquide. Enfin, la construction en est simple et tout 

 médecin électricien peut y arriver lui-même. A côté de ces avantages, 

 il faut noter un inconvénient qui m'a arrêté assez longtemps : je 

 veux parler de la polarisation du liquide conducteur. 



Le premier modèle réalisé est basé sur le principe du pont de 

 Wheatstone. Soient en effet deux résistances égales branchées en déri- 

 vation, comme l'indique la figure i : un galvanomètre ayant ses. 

 points de contact en leur milieu n'éprouvera aucune déviation, les 

 quatre branches du pont étant égales ; mais le courant y passera et 



FiG. I. 



3 



FiG. 2. 



augmentera graduellement, si l'on déplace ces points dans le sens 

 indiqué par les flèches. Dans mon appareil, les branches du pont 

 sont constituées par quatre colonnes liquides d'égale section, donc 

 d'égale résistance si le liquide qui les compose est bien homogène. Il 

 comj)rend quatre cellules, que la figure 2 représente vues d'en haut. 



