1094 



ELECTRICITE MEDICALE 



trodes mobiles, n'est jamais soumis, du moins pour un faible courant^ 

 qu'à un potentiel minimum; en aucun cas, il n'est en contact avec un 

 des pôles de la source, ce qui a son intérêt lorsque cette source est 

 de 220 volts. Je ferai remarquer de plus que, les é mobiles étant au 

 haut de leur course, la résistance interposée entre elles est maxima 

 et diminue à mesure de leur abaissement et en sens inverse de l'in- 

 tensité. Ce détail est important, ou du moins il en résulte une grande 

 sécurité , au point de vue par exemple de la galvano-faradisation. 



M 



+■ 



M' 



i' 



m\ 



FiG. 3. 



Cet avantage n'existe plus dans un second modèle qui, par contre, 

 en possède un autre, celui de pouvoir fournir, sous un volume 

 moitié moindre, une double intensité de courant. L'appareil ne 

 comprend plus que deux cellules, dont chacune contient alors deux 

 électrodes, une fixe et une mobile, ayant respectivement la même des- 

 tination que dans le premier. C'est un simple réducteur de potentiel. 

 Les pôles du courant sont placés aux deux extrémités d'une colonne 

 liquide repliée ainsi que l'indique la figure 4» 1^ courant devant 

 contourner une cloison médiane ne s'élevant à peu près que jusqu'au 

 milieu de la hauteur. J'ai été amené, en effet, à recouper peu à peu 

 la cloison, de manière à laisser au-dessus de l'éperon une assez 

 grande épaisseur de liquide; les lignes de flux s'étalent, quoique 

 avec une densité moindre, dans toute la partie supérieure, et les é . 

 mobiles conservent toujours entre elles une petite diflerence de 

 potentiel qui s'est ainsi trouvée abaissée à environ o,o5 de volt. 



