1096 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



de côté, la largeur environ 6 centimètres. L'instrument, qui ne sau- 

 rait encore passer pour encombrant, atteindrait facilement ia5 milli- 

 ampères. (Raisons qui me font préférer le réducteur à un rhéostat : 

 f. é. m. variable à circuit ouvert; excitation sous un potentiel 

 minimum: utilisation des décharges de condensateur, en faisant 

 varier dune façon continue le potentiel de charge.) 



Le liquide employé est actuellement de l'eau distillée ou non, 

 très faiblement additionnée d'acide sulfurique, la dose d'acide étant 

 dans mon installation très facilement réglée d'après l'aspect d'une 

 lampe en tension. Ce liquide tend constamment à s'appauvrir, et il 

 faut rajouter de temps à autre quelques gouttes d'eau acidulée. Les 

 électrodes fixes sont constituées par du plomb ordinaire en feuilles 

 ou en fil, et doivent avoir le plus possible de surface utile; elles 

 sont reliées au secteur soit à travers le fond, soit par l'intérieur 

 même de l'appareil, par un fil de plomb isolé sur le reste de son 

 parcours. Ces électrodes sont rapidement formées, supprimant 

 ainsi la majeure partie des dégagements gazeux, qui ne se produisent 

 plus qu'au niveau des électrodes mobiles. 



Ces dernières ont un peu plus varié ; j'emploie maintenant à peu 

 près indifféremment des électrodes en ploml) non formable. prove- 

 nant de queues d'accumulateurs, ou d'autres découpées dans une 

 lame de charbon de cornue et soudées au plomb à la tige centrale 

 (cette tige est formée d'un fil de cuivre suffisamment long . qu'il est 

 doublement indispensable d'isoler sur le reste de son parcours, 

 n'en laissant dépasser en haut que la longueur nécessaire au contact. 

 Rien de plus simple : on l'engaîne d'un mince tube de verre dans 

 lequel on coule de la paraffine); les premières ont l'inconvénient, par 

 leur sulfatation, de changer plus rapidement la résistance et. en réa- 

 lité, elles se forment à la longue ; mais elles sont plus faciles à cons- 

 truire. J'ai fait aussi des électrodes en XX.. (fil de i millimètre 

 enroulé comme un ressort à boudin . celui-ci étant ensuite serré en 

 hélice), espérant qu'elles ne seraient pas attaquées par les ions 

 acides. Il m'a fallu y renoncer, à cause de leur attaque, très lente il 

 est vrai, mais qui avait l'inconvénient de remplir d'alumine le fond 

 du récipient. Il ne se crée pas ainsi de soupape Nodon et ces élec- 

 trodes sont certainement les plus pratiques pour un appareil trans- 

 portable dont le liquide est rejeté après chaque séance , ce liquide 

 étant alors simplement de l'eau ordinaire plus ou moins salée, qui 

 m'a donné de bons résultats. 



Voici enfin quelques électrodes à ne pas employer : 1° les e' mobiles 

 en plomb formable qui se sulfatent à l'excès sur les parties moins 



