A. BLONDEL. — MESURE DES FAIBLES COEFFICll \ l - DE SELF-INDUCTION ^il 



celle de l'étalon de self- inductance. Toutes les résistances Boni Btipp 

 préalablement mesurées. On a les deux égalités : 



(3) 



ou : 



L + /, L-fa; 



R+r' 



L_-W 2 

 R + r' 



R+r 

 L 



K 



L--.ll.. 



D'où: 



ou 



X — 



L-f K 



R 



R 



— 1 



L, 



x 



Rf/--/i/.-KR + >y/ t 



r'(R + r') 



Deuxième dispositif. — Au lieu d'employer un étalon de self-induction, 

 on peut aussi bien ajouter des résistances connues dans l'un ou l'autre 

 circuit pour égaliser les constantes de temps ; mais il faut alors des résis- 

 tances rigoureusement mortes et pouvant supporter un courant de 1/10 

 d'ampère environ; il faut, en effet, employer des courants assez intenses 

 pour ne donner au cadre de l'électro-dynamomètre que des impédances 

 faibles (quelques dizaines d'ohms), si l'on veut mesurer avec précision 

 les inductances des bobines industrielles de peu de résistance. 



Soient encore x et r l'inductance et la résistance déjà mesurée de la 



bobine étudiée S, L et R, les constances de chaque bobine de l'électro- 



x 

 dynamomètre. On met la bobine S dans l'un des circuits; si -est plus 



grand que on doit ajouter, pour ramener l'appareil au zéro, une résis- 

 R 



tance r' dans ce circuit. Quand la déviation s'annule, on a : 



d'où 



(7) 



L+a _ L 

 R — /• -f /•' = " R 



x = L 



R 



Si L est connu, x est donc donné par une simple proportion. 



