316 PHYSIQUE 



de l'électrodynamomètre. Par exemple, on emploie un induit de 1/20 

 d'ohm avec des bobines de 10 ohms au moins. 



Variante. — Au lieu de la méthode de réduction à zéro, on pourrait, 

 dans le cas de courants diphasés sensiblement sinusoïdaux, employeravec 

 le même instrument une méthode de déviation sans étalon de self-induc- 

 tion. On ajoute alors un micromètre de torsion semblable à ceux des 

 électro-dynamomètres ordinaires et on ne fait qu'une seule lecture après 

 avoir intercalé la bobine S dans l'un des circuits ; en même temps on 

 mesure par deux ampèremètres les courants dans les deux branches. La 

 déviation a est proportionnelle à : 



IJ sin 3 



en appelant 3 la différence des décalages ? et <p' des deux courants : 



L 



, L+x 



On peut en déduire x en fonction de a, mais celte solution est beau- 

 coup plus compliquée et ne mérite pas qu'on s'y arrête. 



M. A. BL0OEL 



Professeur à 1 École des Ponts et Chaussées, à Paris. 



SUR LES PROPRIÉTÉS PHOTOMÉTRIQUES DES LENTILLES DE PROJECTION 



[535.24 : 535 317] 



— Séance du 20 septembre — 



Dans de précédents travaux (1) j'ai indiqué les propriétés photométriques 

 des lentilles industrielles et projecteurs de lumières, éclairés par une source 

 de lumière ou une surface lumineuse de forme quelconque. Je me pro- 

 pose ici de reprendre la même question par une méthode plus simple. 

 Celle que j'avais indiquée, et qui avait pour but principal le calcul de 

 l'éclairement produit, ne permettait de calculer qu'une valeur de l'éclat 



(1) Voir en particulier Tliéorie des projecteurs, Paris 189'», Lahurc, éditeur. 



