982 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



sent la tige de l'instrument devenir libre brusquement et progresser dans 

 l'urètre; le rétrécissement est franchi. 



Tout autre est l'électrolyse lente ou méthode de Newmann : le matériel 

 instrumental est ici des plus simples et consiste en une série de boules ou 

 d'olives qu'on peut visser successivement sur une tige isolée et porter 

 au contact du rétrécissement. 



Le calibre de celui-ci ayant été exactement déterminé au préalable, 

 on choisit une olive d'un diamètre un peu plus considérable que celui du 

 rétrécissement, mais très rapproché de lui, de deux ou trois numéros de 

 la filière au plus. La boule étant fixée à la tige conductrice, on la porte 

 au contact du rétrécissement, sur lequel on l'applique, mais sans exercer 

 de pression. 



Cette tige est mise en communication avec l'électrode négative, 

 pendant que l'électrode positive est placée sur la cuisse du malade. Ce 

 qui caractérise la méthode, c'est que Newmann n'emploie que de très 

 faibles intensités, 4 à 5 mA, tout au plus, pendant un temps qui varie 

 de cinq à vingt minutes. Presque toujours le rétrécissement est franchi : 

 les séances sont répétées après un intervalle d'une semaine au moins. 



On voit combien sont différentes les deux méthodes, 



J'ai voulu, il y a quelques années, me rendre un compte exact du 

 mode d'action de l'électrolyse linéaire, et j'ai institué une série d'expériences 

 dont j'ai présenté les résultats (1) à la Société de Chirurgie; je ne ferai 

 que les résumer brièvement. 



Ayant produit artificiellement sur des chiens un rétrécissement du 

 canal de l'urètre qui ne laissait passer qu'une bougie n° 6, j'ai cherché à 

 diviser ce rétrécissement au moyen des courants continus. Pour cela, je 

 me suis servi d'un conducteur spécial construit par M. Gaiffe de la façon 

 suivante : dans la lumière d'une petite sonde-bougie n° G, on fait passer 

 un fil de platine qui perfore la sonde à 3 centimètres de son extrémité 

 effilée pour y être réintroduite 5 millimètres plus loin; la partie décou- 

 verte du métal, aplatie latéralement pour former une lame mousse, 

 décrit une anse de 8 millimètres de longueur; la saillie que celle-ci forme 

 correspond au n° 15 de la filière Charrière, c'est-à-dire au calibre de 

 l'urètre normal des animaux don! nous nous sommes servi pour nos 

 expériences. 



L'intensité du courant fut d'abord de 12 mA., portée ensuite jusqu'à 25, 

 et ce n'est que dans quelques cas que, progressivement, elle atteignit 

 3o à 40 mA. 



Je ne puis entrer ici dans le détail de ces expériences, et je me borne- 

 rai à en résumer les résultats : 



(O Dksmiv, Recherches expérimentales sur l'électrolyse de l'urètre (Annales des mal. génUo- 



urinairrs, août 1893). 



