986 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



et la plupart du temps il faut savoir que l'urètre à été électrolysé pour 

 voir une différence avec l'aspect physiologique. 



Aussi une telle méthode mérite-t- elle de prendre une place importante 

 dans la thérapeutique des rétrécissements de l'urètre. Malheureusement, 

 elle exige une durée toujours longue, qui se compte par mois et parfois 

 par années ; peu de malades, et j'ajouterai peu de chirurgiens, ont une 

 patience suffisante pour atteindre le but. 



MM. WAELÏÏZEL et JOLAÏÏT 



à Boulogne. 



RECHERCHE DES CORPS ÉTRANGERS ET DES POINTS VISIBLES INTÉRESSANT* 

 DANS L'INTÉRIEUR DES CORPS PERMÉABLES AUX RAYONS X 



Sétsawe du 19 septembre 



Principe. — La méthode consiste à recevoir sur un écran fluorescent 

 ou une plaque sensible les ombres portées par l'objet éclairé successive- 

 ment par deux sources de rayons X. 



Il est évident que les deux cônes d'ombre qui se coupent suivant une 

 section de l'objet recherché ont chacun pour sommet le foyer qui a servi 

 à les former. 

 Donc, si on détermine sur les deux ombres portées sur l'écran ou la 



plaque sensible, deux points homologues 

 m, m' et qu'on joigne ces deux points 

 aux deux foyers, les deux lignes ainsi 

 obtenus se rencontreront dans l'espace 

 en un point M qui appartient au corps 

 cherché. 



Cette méthode exige évidemment, 

 pour donner un résultat précis, que 

 les foyers d'émission des rayons X soient 



FlG. 1. 



déterminés rigoureusement à chaque opération. 



Détermination des foyers d'émission des rayons A. — Pour déterminer 

 exactement le foyer d'émission des rayons X dans l'ampoule employée, 



