D r J. BERGOMÉ. — thaiiimim gLECTBOLYTIQUJ DES tNGIOMKS GRAVES 



giôme, muqueuse ou peau, soit ou non amoindrie comme résistance, ou 

 même détruite par L'opération êlectrolytique. 



Dana le traitement de l'angiome grave, au contraire, il importe beaucoup 

 de ne pas atteindre par l'électrolyse les parois de l'angiome, Burtout lors 



que ces parois sont minces, affectées du battements transmis, ou qu'ell 

 Buivent rapidement la main qui vient de les déprimer. 



Pronostic dans le cas du traitement êlectrolytique des angiomes graves. 



— Je n'insisterai pas sur la valeur, aujourd'hui universellement reconnu.'. 

 du traitement êlectrolytique des angiomes ordinaires; lorsque la technique 

 est bien appropriée et l'opération bien conduite, on ne doit compter que 

 des succès, tant au point de vue esthétique qu'au point de vue de la sup- 

 pression radicale de la tumeur. 



Lorsque l'on a affaire à un angiome caverneux largement développé, 

 sans que le pronostic devienne grave, il doit être cependant plus réservé. 



Le traitement êlectrolytique est plus pénible, plus long surtout, à cause 

 des parties de l'angiome qui, électrolysées une première fois et rendues 

 tout d'abord imperméables au sang, peuvent redevenir perméables, si la 

 rétraction cicatricielle n'a pas acquis une résistance suffisante pour résister 

 à l'afflux sanguin qui cherche à pénétrer entre ces mailles. 



J'estime, malgré tout, que le traitement par l'électrolyse des angiomes 

 graves donnera toute satisfaction à ceux qui en entreprendront hardi- 

 ment la cure avec la technique que nous allons indiquer. 



Technique instrumentale. — Je n'insisterai pas sur les instruments née - 

 -aires au traitement êlectrolytique desangiômes, ce sont ceux utilisés dan> 

 toute opération êlectrolytique: source de courants galvaniques, milliam- 

 pèremètre gradué de zéro à 100 mA, rhéostat permettant de faire varier 

 insensiblement l'intensité du courant; ce sont là des instruments familiers 

 à tout médecin-électricien. Une indication cependant, en ce qui concerne 

 la source du courant continu : cette source, devant travailler sur une résis- 

 tance relativement faible, n'a pas besoin d'avoir un voltage très élevé, 20 

 à 30 volts suffisent amplement. 



Aiguilles. — Je m'étendrai davantage sur les aiguilles qui doivent être 

 utilisées dans le traitement des angiomes graves. Ces aiguilles seront tou- 

 jours au nombre de deux, car la méthode bi-polaire me paraît toujours et 

 depuis que je l'ai préconisée la première fois (Congrès de l'A. F. A. S., août 

 1890;, la méthode de choix. C'est avec elle qu'on se rend le mieux compte 

 du trajet des lignes de flux, c'est avec elle encore que l'on lire d'une quan- 

 tité d'électricité donnée tous les effets électrolyliques secondaires et tertiaires 

 qu'elle est c ip ible de donner. Les deux aiguilles dont on se servira seront 

 donc aussi rigides que possible, d'un diamètre compris entre o et 8/ 10 e de 

 millimètre, d'une longueur variable, suivant les cas, mais jamais bien 



63* 



