994 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



longue, (3 centimètres et demi à 4 centimètres au plus entre l'extrémité de 

 l'aiguille et l'entrée dans le porte-aiguille), me paraît la longueur la plus 

 convenable. On peut, avecde telles aiguilles, électrolyser aussi bien lesangiô- 

 mes mous que ceux à parois épaisses et dures ; elles ne risquent pas de fléchir 

 au moment de leur introduction et pénètrent à une profondeur plus que 

 suffisante. 



L'isolement des aiguilles est un point important à considérer; il faut déter- 

 miner quelle sera la longueur de cet isolement partiel pour un cas donné. 

 Cette longueur varie dans chaque cas particulier. Une règle très simple, 

 qui permettra de déterminer dans chaque cas la longueur de la partie 

 active ou non isolée de l'aiguille, est la suivante que je me suis toujours 

 bien trouvé d'avoir observée : si, d'après l'examen de la d partie à électro- 

 lyser, on juge que l'aiguille doit être enfoncée de 2 centimètres, on décapera 

 l'aiguille jusqu'à 1 centimètre seulement, à partir de sa pointe ; si on doit 

 l'enfoncer jusqu'à 3 centimètres, on la décapera jusqu'à 1 centimètre et 

 demi à partir de cette même pointe et ainsi de suite, en n'enlevant le vernis 

 isolant que sur la moitié de la longueur de la partie à introduire dans la 

 tumeur. En appliquant cette règle dans le traitement des angiomes graves, 

 on pourra être à peu près sûr de ne jamais léser la paroi de l'angiome au 

 niveau des points d'entrée des aiguilles ni même d'affaiblir entre les deux 

 points d'entrée des aiguilles cette même paroi touchée par des lignes de 

 flux trop nombreuses. 



Porte-aiguilles. — Le porte-aiguilles qui sera utilisé dans le traitement 

 des angiomes graves mérite aussi d'être choisi avec soin. Celui dont je me 

 sers actuellement a été décrit dans les Archives d'électricité médicale (juin 

 1899), je ne reviendrai pas sur cette description. Cet instrument donne 

 entière satisfaction. On a pu reprocher à l'emploi du porte-aiguilles la 

 nécessité d'être tenu à la main pendant le passage du courant, tandis qu'il 

 n'en est pas de même pour les aiguilles libres qui sont abandonnées à elles- 

 mêmes, une fois implantées dans la tumeur. Je crois pour ma part que ce 

 défaut, reproché au porte-aiguilles, est une de ses qualités. Elle permet, 

 cette qualité, d'orienter les aiguilles dans la direction la plus convenable et de 

 faire varier cette orientation pendant l'électrolyse ; elle permet encore de reti- 

 rer ou d'enfoncer plusou moins les aiguilles pendant le passage du courant ; 

 enfin le porte-aiguilles substitue à des prises de conlact, trop souvent infi- 

 dèles sur les aiguilles libres, des contacts parfaits dont on n'a jamais rien à 

 craindre. Pour ces raisons je considère l'emploi du porte-aiguilles, dans la 

 méthode bi-polaire, comme un perfectionnement très net sur les anciennes 

 méthodes. 



L'emploi des aiguilles dénudées, à partir de leur pointe jusqu'à une cer- 

 taine longueur, est le plus général; cependant je me suis servi quelquefois 

 d'aiguilles isolées à partir de cette même pointe, jusqu'à uu centimètre et 



