1000 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



Deuxième partie. — Détermination de la direction du rayon passant par 

 le point d'incidence, rayon que nous appellerons simplement rayon 

 incident. 



Nous étudierons chacune de ces opérations dans un chapitre distinct. 



CHAPITRE PREMIER 



Choix et définition d'un point incident. 



Nous allons voir d'abord comment nous devons choisir notre point inci- 

 dent, puis nous exposerons le procédé par lequel ce point sera défini d'une 

 façon mathématique. 



Section I. 



Choix d'un point incident. 



Les rayons émergeant d'un tube de Crookes étant infiniment nombreux, 

 il y a évidemment une infinité de points incidents dans le champ irradié. 



Il s'agit d'en choisir un pour le préciser. 



Ce choix est évidemment libre. Nous pourrions aussi bien arriver à 

 définir une radiographie avec un point incident choisi loin de la partie 

 intéressante qu'avec le point le plus voisin de cette partie. 



Cependant, plus nous choisirons le point incident près de la région inté- 

 ressante, moins nous nous exposerons aux chances d'erreur, une petite 

 erreur d'angle dans la définition du rayon pouvant devenir d'autant plus 

 préjudiciable qu'on s'éloigne du point incident considéré. 



D'ailleurs pour la radiographie comparée, en raison des différences ana- 

 tomiques individuelles, il y a urgence absolue de ne pas s'écarter de la 

 région en vue. 



Enfin, nous verrons qu'on a habituellement avantage à faire tomber les 

 rayons X normalement sur la région étudiée; nous pourrons donc ainsi 

 choisir le point même où tombe le rayon normal au plan d'appui du corps, 

 avantage énorme, comme nous le verrons au deuxième chapitre. 



Pour ces différentes raisons, tout en restant libres dans notre choix, 

 nous devons prendre en principe un point incident voisin de la partie 

 intéressante, et autant que possible le point frappé normalement par les 

 rayons X, 



Section II. 



Définition du point incident choisi. 



Pour que fa définition d'un point repéré sur le corps soit rigoureusement 

 exacte, il faut que ce point soit géométriquement et anatomiquement déter- 

 miné, le corps étant placé dans des positions types préfixées. 



