D r H. GUILLEMINOT. — DF.s [XGMNCES DANS i \ RADIOGRAPHIE CLINIQUE 1 1 1 



Nous allons donc successivemenl étudier l'incidence normale et l'inci- 

 dence oblique. 



S I I ION I 



Incidence normal*:. 



Pour déterminer une incidence normale, nous avons deux procédés â 

 notre disposition : 



L'un, approximatif, applicable presque exclusivement quand on opère 

 sur lit horizontal, c'est le procédé du fil à plomb et ses dérivés. 



L'autre, précis, applicable à tous les cas, c'est le procédé du radio- 

 ( liomètrc. 



7.1 Procédé du fil à p'omb et ses dérivés* 



Tout le monde connaît le procédé du fil à plomb, qui consiste â mettre 

 approximativement le fil à plomb dans la direction du sommet du cône 

 d'émergence (habituellement le centre de l'anticathode dans les tubes 

 bianodiques), la pointe étant dirigée sur le point incident. 



Il est facile de donner un peu plus de précision à ce procédé en rempla- 

 çant le centrage à l'œil par un dispositif simple que tout le monde peut 

 faire et qui consiste à embrasser l'ampoule dans un arc métallique léger 

 supporté par un pivot en son milieu et prolongé dans son plan en bas par 

 un crochet qui supporte le fil à plomb. Un fil métallique non flexible 

 supporte le pivot de l'arc en dessous de l'ampoule et prend appui sur la 

 llie de l'anode et sur le col de l'ampoule. Ce pivot peut d'ailleurs être 

 placé à tel lieu du fil-support qu'il est utile. On conçoit dès lors que lors- 

 que le centre de l'anticathode est dans le plan de l'arc dont les deux 

 branches forment viseur, le fil à plomb est en bonne direction. 



Ce procédé du fil à plomb ne peut être employé directement si le plan 

 d'appui est incliné. Dans certains cas pourtant, on peut tourner la diffi- 

 culté. Voici comment. 



Supposons que le lit soit incliné de 30° dans le sens de la longueur. 

 Nous tendrons un fil directeur entre l'ampoule (le petit crochet du système 

 d'arc viseur) et le point incident. Ce fil directeur supportera le long de 

 son trajet un fil à plomb léger. L'ensemble des deux fils sera place approxi- 

 mativement dans le plan longitudinal, et l'angle du fil à plomb avec le fil 

 directeur sera de 30°. 



Inutile d'insister sur le manque de précision de ce procédé, qui ajoute à 

 l'imperfection du centrage du fil directeur celle de l'orientation défectueuse 

 du système dans le plan longitudinal. 



Si le lit était incliné aussi dans le sens de la largeur, il serait plus diffi- 



