1012 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



cile encore d'appliquer ce système des deux fils, car il faudrait orienter 

 leur plan dans le plan vertical de la ligne de pente maxima. 



Il y a un deuxième moyen de tourner la difficulté : c'est le procédé de 

 glissement des cadres avec emploi préalable du fil à plomb. On fait l'in- 

 cidence verticale sur le point choisi en plaçant l'ampoule à une distance 

 égale à d [ sec w (d l = distance proposée définitive, w = angle d'incli- 

 naison), et on fait glisser longitudinalement les cadres porte-ampoule d'une 

 distance égale à d l tgw. Si l'inclinaison a lieu dans le sens de la longueur 

 et dans celui de la largeur, on y arrivera aussi, mais par des calculs trigo- 

 nométriques qu'il n'y a pas lieu d'expliquer ici. 



Remarquons que ces procédés deviennent inapplicables si le plan d'appui 

 est vertical. 



Ainsi, le procédé du fil à plomb, simple ou modifié, permet de déter- 

 miner une incidence normale sur plan horizontal avec assez d'approxima- 

 tion. Il permet de déterminer, dans certains cas, une incidence normale 

 sur plan incliné avec moins d'exactitude. Il devient insuffisant dans les 

 grandes inclinaisons et impossible dans la situation verticale. 



Je n'ai insisté sur ce procédé que parce qu'il est couramment employé 

 et pour montrer ses défauts. Le radiogoniomètre évite tous ces inconvé- 

 nients et unifie le mode opératoire. 



p) Procédé du radiogoniomètre. 



(Voir la description de l'appareil à la fin de ce mémoire.) 



11 suffit, quelle que soit la position du plan d'appui dans l'espace, de 

 placer le pied de l'instrument sur ce plan d'appui, sans aucune précaution 

 d'orientation, de mettre les deux aiguilles à zéro,- d'amener le style sur le 

 plan incident en déplaçant le pied, et, l'obscurité étant faite, il n'y a plus 

 qu'à déplacer l'ampoule jusqu'à ce que le croisement des arcs soit projeté 

 sur le centre de l'écran. 



Inversement, si l'ampoule est en position d'élection et qu'il s'agisse de 

 trouver le point normal, on place l'appareil sur le lit, on modifie sa posi- 

 tion jusqu'à centrage de la projection de la croix, et il n'y a plus qu'à 

 laisser glisser le style, qui marque lui-même le point incident normal 

 cherché. 



Section II 



Incidence oblique. 



§ 1 er . — Définition de l'angle d'obliquité, du plan normal incident, etc. 



L'angle que forme un rayon incident avec la normale au plan d'appui 

 s'appelle Yangle d'obliquité ou angle d'incidence. 



On appelle plan normal du rayon incident le plan déterminé par le 

 rayon incident et par la normale du point incident. 



On donne le nom de plan d'incidence longitudinal au pian longitudinal ren- 



