1014 ÉLECTRICITÉ MÉLICALE 



radiogoniomèlre , procédés applicables seulement sur plan horizontal. 



a) L'un d'eux, exprimant l'obliquité par la première méthode (obliquité 



vraie et azimut) consistait à tendre un fil directeur entre l'ampoule et le 



point incident, ce fil supportant un fil à plomb léger, comme nous l'avons 



décrit déjà. L'angle des deux fils était l'angle d'obli- 

 quité (mesuré approximativement avec un rappor- 

 teur vulgaire). L'angle PI Y était l'azimut mesuré 

 approximativement aussi par ce même procédé 

 (fig. 4). 



Inutile de dire avec quelle inexactitude pouvait se 

 déterminer ainsi un rayon oblique. Défauts inhérents 

 à l'emploi du fil à plomb lui-même, défauts dans la 

 mesure des angles, autant de causes d'erreurs qui 

 FlG - 4 - s'ajoutent les unes aux autres. 



(3) Un deuxième procédé dérivait de la deuxième méthode. Il consis- 

 tait à faire tomber normalement un rayon incident sur le point choisi, 

 par le procédé vulgaire du fil à plomb, à placer l'ampoule à une distance 



1 



égale à d l — (<j> étant l'angle longitudinal, m' l'angle trans- 



\/l + tff ep + trf <p' 



versai), puis à faire glisser les cadres longitudinalement d'une distance 



égale à d l siny et transversalement d'une distance égale à d [ siny. 



Je n'insiste pas sur ce procédé, qui a l'avantage d'être plus précis que le 

 précédent, puisqu'on passe mathématiquement d'une incidence normale à 

 une incidence oblique ; mais c'est une précision un peu illusoire, étant 

 donné que le fil à plomb employé au début de la manœuvre n'est 

 qu'approximatif. Puis nous n'aimons pas à calculer des tangentes ni à 

 extraire des racines carrées pendant que notre malade attend sur la table 

 d'opération. 



Je crois donc pouvoir conclure de ce coup d'œil rétrospectif que l'emploi 

 courant des incidences obliques était impossible avec ces procédés, et j'en 

 arrive tout de suite au procédé définitif qui, sans calcul, sans manipula- 

 tions difficiles, permet d'arriver avec la précision la plus absolue à déter- 

 miner une incidence oblique, quelle qu'elle soit, soit sur plan horizontal, 

 soit sur un lit incliné ou vertical. 



Procédé du radie-goniomètre. 



On nous donne une incidence d'élection oblique à définir. 



Nous mettons l'extrémité du style sur le point incident choisi, nous 

 laissons les arcs libres et nous déplaçons l'appareil jusqu'à ce que le centre 

 de croisement se projette sur le centre de Técran. La seule précaution à 

 prendre est que la petite branche du pied reste parallèle à l'axe repère de 



