D r 11. GUILLEM1N0T. — DES l\ui>KN< F> DANS Là EU GRAPHIE CLINIQUE LOIS 



[a région étudiée. Il suffit aloi-s de lire Les deux angles des gomo- 

 mètn - I . 



Nous deraande-t-on, au contraire, de réaliser une incidence oblique 

 propos* 



Nous inclinons nos goniomètres de la quantité indiquée. Nous les fixons. 

 Noue amenons l'extrémité du style sur le point incident. Et il a'yaplus 

 qu'à taire voyager notre ampoule jusqu'à ce que le croisement des arcs 

 se projette sur lecentrede l'écran 2 . 



Précision el eommodité opératoires, ce sont là, je le répète, les deux 

 grands avantages de cel appareil qu'il nous reste à présent à décrire (-' J >j. 



Le radiogoniomètre. 



Le radiogoniomètre se compose essentiellement d'un socle formé d'un 

 disque en cuivre, Le diamètre du disque est de 14 centimètres environ, 

 celui de son ouverture de <> centimètres environ. 



Au\ extrémités de deux diamètres perpendiculaires l'un sur l'autre, ce 

 disque présente quatre pivots. 



Chaque paire de pivots reçoit les axes des arcs viseurs: arcs demi- 

 circonlérenciels moLiles autour de leur diamètre extrême comme axe. 



Chaque arc viseur est constitué par deux (ils d'acier parallèles écartes 

 de 1 millimètre et demi l'un de l'autre. L'un de ces arcs est intérieur par 

 rapport à l'autre, de telle sorte qu ils peuvent prendre sans se gêner 

 toutes les inclinaisons respectives qu'il est utile de leur donner. 



A l'une de leurs extrémités ils présentent une vis de pression pour les 

 immobiliser au besoin. A l'autre, une aiguille perpendiculaire à leur axe 

 et située dans le plan de leur fente. Cette aiguille indique sur un demi- 

 cadran spécial l'angle d'obliquité de chacun des arcs, le zéro correspon- 



t Quand le goniomètre loDgiuuKnal est incliné du coté du sommet de fa IMe (on à<- la racine des 

 membres), nous appelons l'angle : angle cèphalique. Dans le caa contraire, l'angle est àxipodalique. De 

 même, le goniomètre trans ersal donne des angles droit ou gauche (position frontale), antérieur ou 

 postérieur position sagittale). 



(2) Remarquons que rien n'est plus facile de passer d'un système de notation à l'autre : si l'on a 

 1IB« obliquité expl fangle d'obliquité u et l'azimut ;, il est Fa«île de connaître l'angle lon- 



gitudinal . el lui. ■ ïrsaJ /, et inversement grâce aux relations : 



t'J » = vV > + ".F 



t _ _ \J_Ufl - >r --' 



ig , = ^ 



'y- 



3 Déjà nous avions déei I nn appareil (Areh. dCétectriàté médicale, 15 mai 1-899 permettant ta 

 masure des an. S'il donnait la mesure de Fangle longitudinal vrai, il donnait celle de 1 angle 



transversal mesuré dans le plan incident longitudinal, et non dans le plan longitudinal normal, il 

 était d'ailleurs beaucoup plus ditlicileà manipuler que ce Douvel appareil. 



