1016 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



dant au moment où l'arc viseur est perpendiculaire au socle, c'est-à-dire le 

 zéro étant au zénith du demi-cadran. 

 Le trou central du socle, appelé voyeur, présente deux liges métalliques 



qui se croisent en 

 son centre. L'une 

 est destinée à être 

 placée parallèle- 

 ment à l'axe des 

 ordonnées de la 

 région photogra- 

 phiée. Chacune 

 d'elles correspond 

 à l'axe d'un des arcs 

 viseurs. Le voyeur 

 a pour but de laisser 

 voir en dessous de 

 lui la région inté- 

 ressante pourorien- 

 ter le socle. 



Le croisement 

 des tiges est percé 

 d'un trou évasé en 

 haut et en bas ap- 

 peléletroudustyle. 

 Un style métallique passe par ce trou et s'engage à la fois dans la fente 

 des deux arcs viseurs. 



Au-dessus du voyeur on peut placer à volonté un écran de platino- 

 cyanure de baryum percé en son centre pour laisser libres les mouve- 

 ments du style. 



Le socle est maintenu par une lige triangulaire glissant dans une noix 

 mobile elle-même le long d'une tige qui se dresse perpendiculairement 

 sur le pied de l'appareil. 



Ce pied est formé par deux tiges en croix. L'utilité de cette disposition 

 est d'orienter l'appareil approximativement avant de se servir du voyeur 

 en mettant grosso modo la petite branche du pied parallèle à l'axe longitu- 

 dinal de la région étudiée. 



FlG. 



5. — Le radiogoniomMre dis;: osé i oar servir comme compas 

 d'épais ejr. 



Fonctionnement de V appareil. 



Le pied est placé sur le plan d'appui du sujet. Le diamètre longitudinal 

 est mis parallèlement à l'axe-repère de la région par le voyeur. L'appareil 

 est ainsi orienté. 



