h i. BÉCLÈRB. — l'i: IA VISION DAHS L'EXAMEN RADI08C0PIQUE 1017 



L'appareil étanl orienté, il faut le mettre au point. La mise au point 

 consiste à faire coïncider le rayon incident 

 avec le style Elle est obtenue lorsque le 

 croisement des arcs viseurs Be projette sur 

 le centre du disque de plalino-cyanure de 

 baryum. 



Orientation et mise au point sont deux 

 opération- extrêmement faciles et qui se 

 t'«»nt avec une grande précision. 



Le goniomètre placé dans le plan longi- 

 tudinal indique l'angle longitudinal d'in- 

 cidence ; le goniomètre placé dans le plan 

 transversal indique l'angle transversal d'in- 

 cidence. 



L'appareil sert aussi de compas d'épaisseur, comme l'indique la 

 figure 6. Il est ainsi facile d'avoir la distance du point incident au plan 

 d'appui, donnée nécessaire pour passer de d' à d p quand c'est utile. 



liG. 6. 



M. le D r A. BÉCLEEE 



Médecin de l'hôpital Saint-Antoine. 



ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE DE LA VISION DANS L'EXAMEN RADIOSCOPIQUE 



— Séance du 20 septembre 



Les rayons de Ronlgen ne se révèlent pas directement à nos sens ; l'écran 

 fluorescent est l'intermédiaire à l'aide duquel nous en prenons connais- 

 sance dans l'examen radioscopique. Ces radiations, normalement invi- 

 sibles, excitent la substance fluorescente qui recouvre l'écran et en font 

 une source de radiations visibles, analogue aux autres sources de lumière, 

 au soleil, aux flammes, aux corps incandescents. Suivant la nature des 

 obstacles interposés sur leur passage, les rayons de RôntgeD excitent plus 

 ou moins fortement les diverses portions de l'écran et les rendent inégale- 

 ment lumineuses; ainsi se forment les images radioscopiques. Je me propose 

 d"étudier la fonction visuelle pendant l'examen radioscopique ; je voudrais 

 montrer la part très importante que prennent, dans les résultats de cet 



