s 



D r J. BERf.O.NIÊ. — UTILITÉ DES MESURES ELECTRIQUES EN RADIOGRAPHIE 103" 



qualités des rayons X qu'il émet, le temps de pose, la distance du tube i 

 la plaque, l'épaisseur el ta transparence des tissus pour les rayons X, la 

 sensibilité des émulsions, sans parler des opérations photographiques con- 

 sécutives, toutes ces conditions sont souini>rs ;ï des variations parfois con- 

 sidérables qui peuvent s'ajouter ou se compenser pour produire les résul- 

 tats quelquefois les plus inattendus, soit en bien, soit en mal. 



On s'est déjà occupé des conditions d'émission des rayons \ que l'on 

 peut réunir sousle nom de radiométrie. Les photomètres pour rayons X, les 

 X-omètres, les posomètres divers d'Imberl et Bertin-Sans, de Buguet, 

 de Brandi, etc., peuvent dans une certaine mesure parer aux variations 

 radiométriques : mais il me semble qu'on a trop laissé dans l'ombre jus- 

 qu'aujourd'hui les conditions électrométriques de production des rayon 

 utilisés dans la pratique médicale. Peut-être est-ce parce qu'elles sont théo- 

 riquement très complexes. Ce sont ces conditions que j'ai essayé d'éclair- 

 cir pour en tirer quelques enseignements pratiques devant servir à ceux 

 qui s'occupent de radiographie ou de radioscopie. 



Quelles sont les mesures que l'on peut facilement réaliser au point de 

 vue pratique ? Au point de vue théorique, il y en a un très grand nom- 

 bre. Tout d'abord mesures caractérisant la source utilisée : voltage, résis- 

 tance intérieure. Cette dernière négligeable lorsqu'on se sert de battent 

 d'accumulateurs ou de courants d'usine centrale. Dans ce dernier cas l'em- 

 ploi des rhéostats en tension si commodes pour la graduation du courant 

 complique un peu la connaissance du voltage utile, celui aux bornes d'en- 

 trée de la bobine inductrice. 11 est préférable, si l'on a une batterie d'ac- 

 cumulateurs, d'avoir un collecteur d'éléments permettant d'ajouter un, 

 deux, trois accumulateurs de plus. Le voltage est toujours ainsi parfaite- 

 ment connu, car les accumulateurs étant convenablement chargés, le voltage 

 qu'ils fournissent est égal au nombre d'accumulateurs accouplés en tension 

 multiplié par deux. 



Le mieux et le plus simple est de déterminer pour une bobine donnée 

 et surtout avec l'interrupteur dont on se sert, le voltage qui convient le 

 mieux, le voltage optimum, et une fois qu'il est déterminé, de s'y tenir et 

 de le reprendre chaque fois avant de commencer toute expérience. On a 

 ainsi une constante, ce qui est appréciable au milieu de tous les élé- 

 ments variables que nous allons passer en revue. 



Bobine. — On peut assez facilement connaître la résistance des deux 

 circuits induits et inducteurs; leurs mesures ne présentant d'ailleurs 

 aucune difficulté, quelques constructeurs soigneux les indiquent. Mais la 

 connaissance de ces résistances est bien peu importante; il vaudrait mieux 

 connaître le coefficient d'induction mutuelle des deux bobines, ou encore 

 le nombre de spires sur la bobine inductrice d'où l'on pourrait tirer au 



