I>' j. BBRGONU . i i H 1 1 1. DIS HSSUR1 S ÉLEC1 RIQ1 ES EN RADIOGRAPHIE 1039 



1 Interrupteurs sans résistance intérieure ; 



2 Interrupteurs avec résistance intérieure. 



D'ailleurs cette classification esl naturelle, pourrait-on dire puisque! le 

 comprend d'un côté tous les interrupteurs à contacl métallique tels que 

 interrupteuTS â mercure, à mouvemenl alternatif, rotatif, etc., et de l'autre 

 tous les interrupteurs êîectrolytiques-, Wehnelt, CaldwelJ ci leurs dérivé». 



ÏÀlerraptenrs sans résistance intérieure. — L'une de- conditions que l'on 

 essaie de réaliser dans ces interrupteurs, quelle qu'en soit la construction, 

 c'est, tout en conservant une fréquence assez grande, d'augmenter autant 

 que possible la durée pendant laquelle le couranl est fermé et l'ihterrup-' 

 leur à sa résistance inhuma, et de diminuer d'autant le temps pendant 

 lequel le « ourant est ouvert. Cette préoccupation constante à laquelle satis- 

 faction est uettement donnée, surtout dans les derniers interrupteurs rota- 

 tifs â jet de mercure, répond aux luis électriques ^^établissement du 

 courant dans un conducteur doué de self-inâuetion. 



D'autre part un peut avoir pour tous ces interrupteurs le nombre d'in- 

 terruptions par seconde qu'ils sont capables d» produire. Pour les inter* 

 rupteurs à plongeur aussi bien que pour les interrupteurs centrifuges à jet 

 de mercure, il conviendra de déterminer pour chacun d'eux, et dans 

 chaque cas particulier, la meilleure vitesse qui convient et aussi bien pi air 

 la radiographie que pour la radioscopie de s'en tenir à cette vitesse unique 

 qui deviendra une des constantes de l'installation. 



Interrupteurs êîectrolytiques: — Pour le> interrupteurs de la deuxième 



classe, ceux don( la résistance minima n'est pas négligeable vis-à-vis de la 

 stance totale du circuit, pour les interrupteurs êîectrolytiques en un 

 mot, les circonstances électriques de leur fonctionnement sont bien plus 

 complexes; l'our les mettre bien en lumière, prenons un exemple et sup- 

 posons une installation radiographique fonctionnant avec un interrupteur 

 de Wehnelt modèle Carpentier à électrode positive réglable. Les conditions 

 de voltage dans lesquelles cet interrupteur fonctionne le mieux sans qu'on 

 ait besoin d'élever la température du liquide qu'il contient sont com- 

 prises entre 38 et ï-> volts. Aucune autre résistance que celle delà bobine 

 n'étant interposée dans le circuit ; fixons à 40 volts le voltage de la source: 

 nous savons que le nombre des interruptions de l'interrupteur variera 

 avec la surface variable de l'électrode positive, avec le coefficient de self- 

 induction de la bobine et aussi avec l'énergie dépensée dans le circuit 

 secondaire Dans l'interrupteur de Carpentier, on régie la longueur de 

 l'électrode positive en la faisant plus ou moins saillir hors d'un tube de 

 verre qui en limite la partie active. Ce réglage se l'ail au moyen d'une \ is 

 tournant dans un écrou iixe, la vis portant la tige de platine soudée ;'i son 



