10 iO ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



extrémité. Hors la résistance de l'appareil varie dans de larges limites 

 pendant ce réglage, et l'on peut dire que ce réglage aboutit surtout à faire 

 varier la résistance totale du circuit. Ainsi par exemple, j'ai trouvé qu'avec 

 l'interrupteur de Carpentier la résistance intérieure de l'appareil pouvait 

 varier entre 0,7 et 0,9 ohms pour la plus faible résistance lorsque la tige 

 de platine fait une saillie de 15 millimètres à peu près hors du tube de 

 verre, jusqu'à io ohms à peu près lorsque la tige de platine est entière- 

 rement rentrée dans l'intérieur du tube de verre et que l'interrupteur 

 fonctionne comme le Caldwell. 



Pour montrer les conditions complexes dans lesquelles fonctionne l'in- 

 terrupteur, je rapporterai ici l'expérience suivante: 



Prenant l'interrupteur de Wehnelt, modèle Carpentier, et me servant 

 d'un voltage de 34 volts, d'un tube bi-anodique en bon état, aucun rhéos- 

 tat n'étant intercalé dans le circuit, j'ai commencé par donner à l'interrup- 

 teur sa plus grande résistance en amenant l'extrémité de la tige de platine 

 à l'affleurement de l'orifice du tube. Puis j'ai fait avancer cette tige de 

 platine constituant l'électrode positive, au moyen de la vis disposée à cet 

 effet, et j'ai observé à chaque tour de vis quelle était l'insensité du courant 

 inducteur, comment variaient les interruptions et l'aspect du tube. Les 

 résultats de cette expérience sont résumés dans le tableau suivant ; le pas 

 de la vis est d'à peu près m ,83. 



Tours. Intensités. Interruptions, Aspect du tube. 



3A Très fréquentes avec arrêts. Très peu lumineux. 



1 4A Moins fréquentes, arrêts rares. Peu lumineux. 



2 5A 2o Moins fréquentes, marche très- peu lumineux. 



irrégulicre. 



3 GA Moins fréquentes, marche irré- Peu lumineux. 



gulière. 



Marche assez régulière. Assez lumineux. 



Régulière. Lumineux. 



Régulières: insuffisantes pour Très lumineux. 



radioscopie. Peu lumineux. 

 Régulières: faible fréquence. 



Irrégulières, plus faible fréquence. Très peu lumineux. 



Rares interruptions. Éclairs. 



Électrolyse, pas d'interruptions. Pas éclairé. 



Ce tableau montre qu'il est à peu près impossible d'utiliser avec le 

 Wehnelt les mesures d'intensité de courants, car le nombre des interrup- 

 tions est en même temps modifié . 



Mesures des intensités de courants dans le circuit inducteur. — Pour se 

 rendre bien compte de l'importance des mesures de l'intensité du courant 



