1044 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE 



les autres conditions restant constantes, l'intensité du courant inducteur 

 ne change pas. Ce résultat peut être attribué d'une part : 



1° A ce que la bobine Ruhmkorff est un assez mauvais transformateur 

 pour que l'intensité dans le circuit primaire ne varie pas proportionnelle- 

 ment à l'intensité dans le circuit secondaire ; 



2° A ce que les pertes par effluves, dans le cas d'un tube dur, com- 

 pensent dans une certaine mesure la faible intensité qui passe par le 

 tube. 



Conclusions. — Je tirerai de ce travail purement expérimental les conclu- 

 sions suivantes : 



1° Les mesures électriques d'intensité du courant inducteur dans une 

 installation radiographique, peuvent s'effectuer très facilement au moyen 

 des ampère-mètres thermiques ; 



2° Dans la pratique de la radiographie on ne saurait trop se rendre 

 compte de l'intensité du courant inducteur utilisé, car l'on peut dire que, 

 toutes choses égales d'ailleurs, et particulièrement avec le même tube et 

 un même temps de pose, la vigueur de cliché obtenu est proportionnelle à 

 l'intensité du courant inducteur utilisé. 



3° La vigueur du cliché est bien moins augmentée par la durée du temps 

 de pose que par l'intensité du courant employé, et l'augmentation de ce 

 temps de pose ne compense pas, à beaucoup près, le défaut d'intensité du 

 courant inducteur ; 



4° Dans une même installation de radioscopie ou de radiographie, toutes 

 les autres circonstances restant les mêmes, l'intensité dépensée dans le 

 courant inducteur ne dépend en rien de la dureté du tube employé. 



M. le D 1 FOYEAÏÏ de COÏÏEMELLES 



A Paris. 



OSMOSE ET BI-ÉLECTROLYSE 



— Séance du 20 septembre — 



La marche des liquides dans l'organisme, les phénomènes qui l'in- 

 fluencent ou en provoquent au dehors et sans ouverture l'épanchement ou 

 la sortie, ont de tous temps préoccupé les médecins et les savants. L'Aca- 



