l3o PHYSIQUE. 



loi mes par un ensemble de liones brisées aux points où se forment les 

 hydrates, mais par des courbes, en considérant avec soin la limite des 

 erreurs possibles. 



J'ai alors entrepris l'étude de la viscosité de quelques solutions qui 

 présentaient déjà des particularités pour la pesanteur ou pour la lumière. 



Je vais tout d'abord indiquer le dispositif expérimental employé. 



Dispositif expérimental. — Le viscosimètre utilisé fut celui de MM. Va- 

 renne et Godefroy {*), modifié par M. KVm» (**) 

 et par moi-même pour éviter autant que possible 

 l'influence énorme d'une variation de tempéra- 

 ture. 



Cet appareil (fig. i) est constitué en principe 

 par un tube capillaire en verre à travers lequel 

 on fait écouler un volume constant de liquide sous 

 pression constante; on applique alors la loi de 

 Poiseuille pour avoir le rapport entre la viscosité 

 du liquide et celle de l'eau. 



La loi de Poiseuille (***) donnera, par exemple, 

 le volume c en centimètres cubes, écoulé par se- 

 conde; en fonction : 



Du rayon r, du tube d'écoulement, de la lon- 

 gueur / de ce tube, en centimètres, de la pression 

 constante p, en baries, sous laquelle se fait l'écou- 

 lement du liquide, du coefficient de frottement 

 interne y) du liquide 



(0 



(' 1= 



T.pr 



Pour faire intervenir le poids du liquide qui 

 s'écoule par seconde, il sutfit de multiplier les deux membres de l'éga- 

 lité (i) par la densité p du liquide 



1 ir/J/'' 



or, la pression 



h étant la hauteur de la colonne liquide; si l'on tient compte de r = - 

 d étant le diamètre du tube capillaire, les égalités (2) et (3) donnent 



\ ■KCI'' 



Ao! 



(*) VaREXNE et GODEI'KOY, C /i., l. C.WWIII, f,n\. |). 7;,. 



(**) Klino, Thèse, 190"), p. 35, Paris. 



(***) Poiseuille, Ann. Cfiim. Pfiys., 3' série, t. Vil, i8'(6, P '»«• 



