l5o PHYSIQUE. 



Je suis porté à croire que l'erreur sur les nombres de ce Tableau ne 

 dépasse pas une unité sur la seconde décimale. La détermination expéri- 

 mentale directe ne comporte pas cette précision. 



J'ai effectué des calculs semblables sur quelques autres vapeurs, et 

 déterminé aussi les valeurs de G et c pour diverses vapeurs dans des con- 

 ditions variées. On en trouvera le détail dans les Annales. 



M. Cil. FÉin, 



Professeur à rKcolo niiini<ipali' do IMiysi(|ne tL de Cliiniic (Paris). 



LES NOUVELLES MÉTHODES CALORIMÉTRIQUES. 



536.6? 

 2 Aoùl. 



I. La mesure des quantités de chaleur, forme précise de l'énergie, a en 

 Physique une très grande importance; en Chimie le calorimètre a précisé 

 la notion vague de l'affinité; la mesure des quantités de chaleur dégagées 

 dans les réactions : la Thermochimie, due à Berthelot est d'une impor- 

 tance capitale. 



Industriellement une question primordiale est celle de la mesure du 

 pouvoir calorifique des combustibles. 



Qu'il s'agisse du chauffage de fours, de chaudières, de machines à 

 vapeur, de séchoirs, de production de gaz combustibles dans des gazo- 

 gènes, etc., on se trouvera toujours ramené à la détermination du pouvoir 

 calorifique du combustible employé dont la valeur marchande ne dépend 

 guère que de cet élément. 



Pour répondre à ces nombreux besoins on a imaginé \m grand nombro 

 de calorimètres. 



Le principe général de ces instruments est de faire dégager la quant it('" 

 de chaleur qu'on veut mesurer au sein d'une masse liquide assez considé- 

 rable pour que l'élévation de température obtenue reste faible. 



Dans ces conditions on peut admettre, d'une façon approchée, qLi(> 

 la perte de chaleur de l'instrument par unité dt> temps, est proportion- 

 nelle à l'excès de la température du calorimètre sur l'air ambiant. 



La mesure des quantités de chaleur ne va pas, en effet, sans des dilH- 

 cultés nombreuses parmi lesquelles se trouve en première ligne l'éta- 

 blissement de la correction à ajouter à la valeur fournie par l'instrument 

 pour tenir compte des pertes inévitables que subit le calorimètre pendant 

 la durée de l'expérience. 



Dans tous les calorimètres la masse calorifique est constituée par do 



