cil. FKUY. — ■ I.V SPECTROGRAPHIE ET SES APPLICATIONS. jQj 



cet achromatisme, mais leur prix est très élevé et ils offrent en outre 

 d'autres inconvénients sur lesquels nous ne pouvons insister ici. 



Ce défaut d'achromatisme des lentilles se traduit naturellement par 

 une forte inclinaison de la surface focale spectrale (diacaustique) et par 

 la courbure de cette dernière. 



La plaque ou la pellicule employée, qui doit épouser rigoureusement 

 cette diacaustique, doit être portée par un châssis incliné de 63" sur 

 l'axe de la lentille de mise au point et se trouver tendue sur un gabarit 

 à courbure variable d'un point à l'autre. 



II. Persuadé que la nouvelle méthode présente des avantages extrê- 

 mement marqués sur l'examen oculaire, je me suis proposé de trans- 

 former le spectrographe en un appareil robuste, d'un réglage stable et d'une 

 manipulation facile, tout en diminuant ^_____^ 



son prix et son encombrement. /"^^ ^\. 



Le résultat semble atteint puisque, à / \ 



peine deux ans après la création du nou- / \ 



veau dispositif, i8 instruments sont en ai^t^ B— - ^ •t 



fonctionnement dans des laboratoires / 'l^^\r-~-^ ^^-^"'^"^^ 1 

 appartenant pour la plupart à l'industrie. \ XoS^-^^^^^^-^fi l 



Il est classique de dire que, pour ob-" ''- v^~^~^^^^ ~ """"""'' 7^ • 

 tenir un spectre pur, il est indispensable "^^^ \^ ^"""^"^^^^^is».../ 

 de faire tomber un faisceau de rayons ^"~--— -__----^^ 



parallèles sur un prisme à faces planes p. '^ 



placé au minimum de déviation. 



Il serait beaucoup plus général de dire que tous les rayons constituant 

 le faisceau incident doivent rencontrer la surface réfringente sous un 

 angle constant. 



Cette définition est plus générale, car elle permet l'emploi d'un faisceau 

 divergent^ ce qui supprime la lentille collimatrice, pourvu que la facejdu 

 prisme soit concat'e (*). 



La théorie du nouveau prisme dont une des faces est réfléchissante, 

 pour appliquer Tautocollimation et satisfaire à la construction de Cornu, 

 est tout à fait simple. 



Considérons en effet (fig. i) la surface réfringente sphérique dont le 

 centre est en A; il est facile de trouver un point C tel que les angles d'inci- 

 dence A, P, C et A, Q, C soient égaux. Après réfraction on obtiendra 

 également pour ces deux rayons une déviation égale, et ces rayons sem- 

 bleront provenir du point virtuel B. 



C'est ce point qui est choisi comme centre de la seconde surface réfrin- 

 gente, de sorte que les rayons réfractés PM et QN tombent normalement 



(*) Les faces du nouveau prisme sont spliéri(|ues, seules possibles à exécuter; il 

 faudrait théoriquement leur donner la forme de la courbe /' — «e'", mais l'aberration 

 qui résulte de ce fait est tout à fait négligeable. 



