iG8 



l'HVSIOr E. 



sur la face courbe d'émergence MX qui est rendue réfléchissante (*). La 

 radiation monochromatique considérée reviendrait donc former, par 

 autocollimation. un foyer exact sui' la fente C. 



On voit facilement que les poinls A, B, C, Q et V sont placés sur un 

 même cercle construit sur le rayon I! de la faïc d'entrée pris comme dia- 

 mètre. 



Si l'on emploie une radiation hétt-rochrome pour éclairer la fente, on 



obtient un spectre, et la diacaustique 

 épouse le cercle passant par les centres 

 de courbure de surface du prisme et la 

 ; surface d'incidence elle-même. 



La figure n montre l'effet de la disper- 

 sion sur deux radiations extrêmes, dont 

 les foyers se font en M et 0, la fente F 

 ayant été rapprochée du prisme pour 

 éviter que le spectre ne vienne s'y su- 

 perposer. 



C'est donc en MO qu'on disposera le châssis renfermant la plaque 

 photographique. L'angle mesurant la direction moyenne du faisceau 

 par rapport à la normale est inférieur à ai", inclinaison bien plus 

 faible que celle des spectrographes ordinaires. 



La figure 3 montre l'appareil réalisé sur ce principe et dont le cou- 



Fig. 2. 



l-'ig. j. 



vercle a été enlevé : un socle massif de fonte, pesant environ jo kg, 

 supporte à une do ses extrémités le prisme P qui est muni de tous les 

 réglages nécessaires à son orientation précise; li" support du jirisme peut 

 coulisser également dans une glissière pour une misp au point grossière. 

 A l'autre extrémité du bâti, et faisant corps avec lui, est le porte-châssis 

 solidaire du support de la fente; c'est par le déplacemont longitudinal 

 de celte dernière que la mise au point est achevée. 



(*) Le pouvoir réflecteur est ol)lcnu pur une pclile mvr ,i imn un- ;ip|iliquée sur 

 In face exléiieurc du prisuio, comme clans le procédé de plioingraphie en couleurs de 

 l.ippmann. L'arsenlure en ellct se l;ii«sc parliellcmenl traverser par les rayons de 

 courte longueur d'onde. 



