I 7^ PHYSIQUE. 



DIMENSIONS : 



mi» 



lin 



Prisme : largeur de la surface extérieure 58""", iiauteur. Oo'""' 

 Dislance de la face du prisme au centre de la plaque 



photographique 1080 



Plaque photographique .>u<"" x 6 



Longueur totale de l'appareil i"\'h. 



Plus grande largeur o"',28 



Plus petite largeur o"', 19 



Hauteur totale. . o"',23 



Le spectre de -uj'"'" de long s'étend de À = G700U.A. à viaoo U.A. 



11 peut être important crutiliser cet appareil comme spectroscope, 

 soit pour repérer des raies dans la région visible, soit pour examiner 

 rapidement le spectre lumineux et voir s'il est utile de tirer une épreuve 

 photographique. 



La longueur du spectre visible est de '(ômm. mais la netteté est telle 

 que l'image aérienne peut supporter un grossissement de 20 diamètres. 

 Un petit microscope coudé, porté par une plaque métallique qu'on peut 

 glisser à la place du châssis photographique, permet de faire cet examen 

 dans d'excellentes conditions. Un vernier, entraîné par le microscope 

 et donnant -^ de millimètre, permet de faire des pointés à i U. A. environ. 



Le nouveau spectrographe s'applique naturellement à toutes les 

 études pouvant être faites par les appareils ordinaires. 



Parmi les applications spéciales qu'il a déjà reçues, citons : la re- 

 cherche du radium et la conduite du traitement des minerais qui le 

 renferment; l'examen des impuretés, en particulier du plomb, dans les 

 métaux précieux et qui les rendent impropres à la frappe de monnaies; 

 la recherche et le dosage par les raies ultimes de De Gramont de l'argent 

 dans la galène; l'étude des sables monazités en vue de la recherche des 

 terres rares; la mesure bactéricide des arcs à vapeur de mercure, l'étude 

 des bandes d'absorption des composés organiques dans l'ult-'aviolet, etc. 



