A. TCIU'AIN. INSCRIPTION GRAl'HIQrE DES SIGNAIX. 1 89 



r/,,rc,r,/,rccirf, qui permettront de parfaire le réglag(;. Voici la meilleure 

 manière d'effectuer le réglage : on dispose le téléphone en a(3 et pendant 

 que la Tour Eiiïol émet des signaux on règle le potentiomètre de manière 

 à entendre aussi distinctement que possible avec chaque électrolytiquc; 

 pris séparément. (Des ponts mobiles établis dans des godets de mercure 

 permettent d'introduire ou d'enlever facilement chaque pointe d'élec- 

 trolytique du circuit.) On adopte alors comme réglage du potentiomètre 

 un réglage moyen entre ceux extrêmes que cette première audition a 

 indiqués. Ceci fait, il s'agit de parfaire le réglage, c'est le point le plus 

 délicat. On peut effectuer ce réglage de plusieurs façons, en particulier 

 au moyen d'un galvanomètre à miroir, du Thomson par exemple. Quel 

 que soit le moyen d'observation employé, ce à quoi il faut parvenir, 

 c'est à régler chaque pointe de telle sorte qu'elles se trouvent toutes 

 aussi identiques que possible, quant à la réception des ondes. On le 

 reconnaît à ce que leur mise en série accroît effectivement l'intensité 

 du son écouté au téléphone ou l'impulsion du spot lumineux du galva- 

 nomètre. On constate qu'il suffit d'une différence très faible de valeur 

 entre deux pointes pour que l'introduction dans le circuit d'une nouvelle 

 pointe n'accroisse en rien le courant total accepté en a|3. Parfois même 

 l'introduction d'une pointe non parfaitement réglée diminue au lieu de 

 l'accroître la valeur du courant total qui doit agir sur le microampère- 

 mètre enregistreur. Comme il faut évidemment subordonner ce réglage 

 aux émissions que fait la Tour Eiffel, on conçoit sans peine qu'à la délica- 

 tesse de l'opération vient s'ajouter l'ennui d'ime longue durée. 



On peut chercher à rendre plus commode le réglage en adoptant un 

 type de réception à connexions indirectes. Chaque pointe possède alors 

 son potentiomètre, une résistance pour parfaire le réglage et même un 

 condensateur réglable. Toutes les bornes réunies entre elles sont connec- 

 tées à l'une des bornes du microampèremètre enregistreur, toutes les 

 bornes (3 à la seconde borne du même appareil. 



Malheureusement la transformation qu'impose l'adoption de ce dis- 

 positif fait certainement perdre un peu d'énergie. 



Trois des meilleurs tracés obtenus jusqu'à ce jour sont présentés aux 

 membres de la Section de Physique. Deux d'entre eux ont été obtenus au 

 moyen d'une connexion directe avec l'antenne, le troisième est le ré- 

 sultat d'un réglage en connexions indirectes. Evidemment les tracés 

 obtenus sont très faibles; cependant à la loupe on distingue parfaitement 



ceux dus à l'envoi des traits successifs précédant le signal horaire 



de lo h 45 matin, ceux dus à l'envoi des signaux — . ., — . . précédant 

 le signal horaire de 10 h 47 matin, et enfin ceux provenant de l'envoi 



des signaux , — . qui précèdent le signal horaire de 10 h /jg 



matin. On aperçoit même le commencement de la dépêche météorolo- 

 gique qui fait suite aux signaux de l'heure. 



Il y avait évidemment lieu de perfectionner ces premiers résultats. 

 J'y suis parvenu en diminuant l'amortissement de l'équipage du micro- 



