igo PHYSIQUE. 



ampèremètre enregistreur, tout en augmentant la sensibilité de cet appa- 

 reil. Un nouveau cadre quf ia maison J. Richard a construit sur mes 

 données m'a permis de rendre plus sensible l'appareil. Par un artifice 

 d'expérience que j'indiquerai plus tard, je suis arrivé à mieux dissocier 

 les traits des points, et je pense pouvoir faire servir ce nouveau dispositif 

 non seulement à l'enregistrement des signaux horaires, mais encore à 

 l'inscription des télégrammes sans fd, et cela d'une manière lisible. C'est 

 d'ailleurs en employant, non plus des détecteurs électrolytiques, mais 

 des détecteurs à cristaux, que j'ai obtenu les plus encourageants gra- 

 phiques. 



L'emploi du détecteur à cristal présente le grand avantage de débar- 

 rasser le dispositif d'une pile auxiliaire; par contre le réglage d'un contact 

 platine-cristal, bien constant et bien semblable à lui-même au cours d'une 

 même réception, est extrêmement délicat. A cet égard Télectrolytique 

 présente sur le cristal un incontestable avantage, reconnu de tous ceux 

 qui s'occupent d'un peu près de réception hertzienne. Une pointe élec- 

 trolytique reste identique à elle-même plusieurs heures, parfois plusieurs 

 jours, alors même qu'elle fournit un service intensif. 



Par contre, un détecteur à cristal admet un courant dans le téléphone 

 beaucoup plus intense que celui dont l'électrolytique règle le débit; 

 c'est ainsi que j'ai relevé, au cours des essais que je poursuis depuis 1910, 

 des réceptions d'ondes hertziennes émises par la Tour Eiffel, et qui à 

 Poitiers (3oo km) pouvaient émouvoir dans un contact platine-galène 

 ou dans des contacts d'autre nature des courants variant de o,i5pa 

 et 0,28 iJ-d. On peut d'ailleurs améliorer notablement et la sensibilité et la 

 constance des détecteurs à cristal, soit en prenant des sulfures de plomb 

 artificiels avec fil de contact de platine, et mieux encore de maillechort, 

 soit encore en utilisant différents autres contacts métal-cristal ou mieux 

 métal-alliage dont on me permettra de garder momentanément la des- 

 cription. 



En ce qui concerne l'emploi du sulfure de plomb artificiel, j'indiquerai 

 cependant que le procédé le pluspratique pour l'obtenir non friable et par 

 suite utilisable consiste à faire fondre au fond d'un petit creuset de porce- 

 laine, de préférence poreuse, un fragment de plomb. On n(>ttoie avec soin 

 la surface du culot ainsi obtenu. On le refond en ajoutant à la surface 

 un peu de soufre; le creuset est soigneusement couvert. De cette façon, 

 on obtient un morceau d(} plomb, assez solide pour être commodément 

 pris dans une pince et qui présente une face assez profondément sulfurée. 

 C'est au contact de cette face qu'on amène le fil métallique constituant 

 la seconde électrode du détecteur. l']ii utilisant d'autres contacts, j'ai pu 

 obtenir une sensibilité s'élevant par détecteur à 0,26 fxa et o,3 ju^a. 



Un couple, malheureusement peu constant, a même fourni un courant 

 de f),/l (J-cf. à la réception d'ondes de la Tour, ondes qui sont toujours 

 d'énergie à peu près constante. 



C'est en associant quatre à six de ces déterteuis que j'ai pu obtenir 



