192 IMIYSIQIK. 



Je ne crois pas douteux que l'état de l'atmosphère joue un rôle prépon- 

 dérant. 



Or, Ips éclipses précédentes ont permis de mettre en évidence un abais- 

 sement de température, un vent de l'éclipsé, un changement dans Tétat 

 hygrométrique, quelques-uns disent une variation brusque do pression. 

 Elles ont été accompagnées de modifications magnétiques. 



Si donc on observe pendant une éclipse une variation dans l'intensité 

 de la réception, il faudra encore se demander si elle est due à l'occultation 

 du Soleil, ou aux phénomènes météorologiques qui en dérivent. 



Quoi qu'il en soit, il m'a paru ulilo d'entreprendre des expériences 

 le 17 avril dernier. 



J'ai fait part de mon projet à M. le commandant Ferrie qui, après y 

 avoir réfléchi, a bien voulu s'y associer et a proposé au Bureau des Lon- 

 gitudes d'organiser des expériences. 



La proposition a été acceptée. 



Mais il était nécessaire de faire des essais plusieurs semaines à l'avance 

 afin de choisir l'émission la plus convenable et la méthode de réception 

 la plus appropriée. Nous avons pu satisfaire à toutes ces exigences grâce 

 à la savante collaboration et à l'inlassable complaisance de M. le com- 

 mandant Ferrie. 



On peut comparer les intensités des réceptions à l'aide de trois mé- 

 thodes. 



1° Le bolomèlre ou le ihermo galvanomètre. — On fait passer les oscilla- 

 tions dans un fil fin qui s'échauffe proportionnellement au carré de 

 l'intensité. 



La résistance i\\\ lil change. C'est la propriété utilisée dans le l)olij- 

 mètre. Le fil peut agir à distance sur un couple thermo-électrique, c'est 

 le dispositif adopté dans le thermogalvanomètre de Duddel. 



Le fil traversé par le courant est suivant les cas en platine ou en quartz 

 platiné. La résistance varie suivant la sensibilité qu'on veut atteindre. 

 L'appareil dont nous disposons est muni de résistances de 



4ii '-'^^ 38,4 '") ',)*'• 7 f'-' ^'^ î' ' "-'• 



On peut également faire varier la sensibilité en approchant plus ou 

 moins le fil du couple thermo-électrique. 



Nous avons obtenu la plus grande sensibilité à l'aide du lil de 96,703. 

 Le couple thermo-électrique bismuth-antimoine est aux deux extrémités 

 «l'un petit cadre en fil d'argent suspendu par un lil do quailz dans le 

 champ d'un électro-aimant puissant. Un courant de 70 microampères, 

 donne une déviation de 10 mm à i m du miroir. 11 faut que la tempéra- 

 ture soit la même en tous les points : c'est pourquoi l'ensemble est pro- 

 tégé par une double enveloppe de cuivre constituant une enceinte iso- 

 therme. Malgré cette protection, il est nécessaire d'abriter tout ra}>pareil 

 contre les courants d'air, ce que nous avons réalisé avec trois enveloppes 



