K. UO'I'IIK. INKLIENCK DES HA H I A'IIO NS SOI.AIHES. lC)'.j 



de carlon cl de bois su[)L>rposL'es séparées par du colon. On laisse seule- 

 ment libre un passage pour la lumière, fermé extérieurement par une 

 glace. ' 



Le montage est extrêmament simple : l'antenne est en série avec une 

 bobine de self à curseur, dont l'autre extrémité communique avec le sol 

 par l'intermédiaire du thermogalvanomètre. 



La st>lf (lui m'a servi dans toutes ces expériences a une longueur de 45 cm. 

 89 spires de 5 1,8 cm en fil de 1,4 mm recouvert de deux couches coton, self 

 o,oo35 h; -ioi spires de 5i,S cm en fd. de 1,7. mm recouvert de la môme manière. 

 La résistance est o,65 oj; la self o.ooofty li. La self totale vaut donc 0.00/ii h. 



'2° Téléphone shiinté. — On emploie un des montages quelconques de 

 réception avec téléphone et l'on met une boîte de résistance en dériva- 

 tion aux bornes du téléphone. On cherche pour chaque émission la valeur 

 de la résistance qui produit l'extinction. En admettant même que cette 

 méthode subjective puisse donner des résultats bien concordants, il faut 

 reconnaître que c'est plutôt un procédé de comparaison que de mesure 

 véritable. Elle donne pourtant des renseignements précieux sur Vintensité 

 de la réception à Voreille. 



3° Galvanomètre hidisdquc. — On se servira du galvanomètre balis- 



Antenne 



VNA^VW^.^ /'//e OU 



. . potentiomètre 



r 



Détecteur ' ' \ 6"c>/ 



Sol 



tique pour l'étude d'émissions d'une seule étincelle. Le train d'ondes corres- 

 pondant produit une dépolarisation du détecteur électrolytique de Ferrie 

 qui sera compensée par un courant fourni par les piles dans un sens bien 

 déterminé. A chaque top de l'émission correspond une déviation brusque 

 de l'équipage. Le galvanomètre dont j'ai fait usage est un galvanomètre 

 Hartmann et Braun à deux enroulements (fil fin, 1000 ohms; gros fil 

 5,5 ohms). 



On utilisait l'enroulement à fil fin 1000 ohms, avec shunt universel 

 Carpentier de 5ooo ohms. 



Le galvanomètre était donc toujours fermé sur une résistance de 

 6000 ohms voisine de la résistance critique. Le circuit à gros fil était 

 fermé sur une résistance convenable 6 w environ, faisant partie de l'appa- 

 reil. 



La figure ci-dessus indique le montage utilisé, 



*13 



