19b' PHYSIQUE. 



M. Aliœht TURPAIN. 



MICROAMPÈREMETRE ENREGISTREUR. 



654.25(078) 

 3 Août. 



Dans le but d'enregistrer les courants de dispositifs bolométriques 

 destinés à mesurer l'énergie des décharges orageuses, nous avons com- 

 biné un microampèremètre à inscription continue. Cet appareil n'utilise 

 pas l'enregistrement photographique, qui présente le grand inconvénient 

 de nécessiter un développement préalable et, par suite, ne permet pas de 

 connaître la valeur de l'intensité du courant inscrit au moment même 

 où elle se produit. 



Notre microampèrem.ètre est un galvanomètre à cadre mobile. Le 

 circuit parcouru par le courant à enregistrer forme un cadre mobile dans 

 le champ magnétique d'un électro-aimant de M. Weiss. Des pièces polaires, 

 de profil spécial, concentrent le champ dans la partie de l'espace où le 

 cadre mobile se déplace. Un ressort antagoniste ramène le cadre à sa 

 position de zéro lorsqu'aucun courant ne parcourt le pont du bolomètre. 

 Il suffît d'entretenir, dans l'électro-aimant de M. Weiss, un courant d'une 

 intensité de 3 a pour développer un champ magnétique capable de pro- 

 duire un couple assez intense pour permettre l'inscription graphique. Une 

 plume et un cylindre d'enregistreur J. Richard réalisent cette inscrip- 

 tion. Dans le premier type de microampèremètre construit et destiné 

 seulement aux études bolométriques, le cadre mobile n'avait que 3 03 de 

 résistance. On obtenait alors un déplacement de l'aiguille de 100 mm 

 I)Our 10 milliampères, ce qui permet déjà de mesurer un courant de 

 100 microampères pour un déplacement de l'aiguille de i mm. Comme on 

 pouvait avec un peu d'habitude lire des variations d'inscription de 

 ~ de millimètre, on pouvait apprécier les ?.o microampères. 



Dans le but do faire servir cet appareil à l'inscjiption des signaux Me 

 l'heure émis par la Tour Eiffel {voir notre Communication : Inscription 

 grap/iiqiie des signaux émis par la Tour Eiffel, p. i85), en l'adaptant soit 

 à une batterie de détecteurs électrolytiques convenablement réglés, soit 

 encore en le reliant à une batterie de détecteurs à cristaux, nous lui avons 

 donné une sensibilité plus grande. 



En utilisant un cadre mobile présentant 260 co de résistance, on obtient 

 une sensibilité décuple. Un déplacement de l'aiguille de 100 mm corres- 

 pond alors à i milliampère. La mesure de 10 microampères se fait alors 

 par un déplacement de i mm et l'on peut apprécier, en lisant le ,'~de mil- 

 limètre, une variation d'intensité de courant de 2 microampères. 



