Al.BEUT TURPAIN. MICROAMPICREM ÊTRE ENREGISTREUR. 199 



En réalisant enfin un cadre de 635o w, on a pu constituer un assez 

 grand nombre de spires au cadre mobile pour atteindre une sensibilité 



],'j<T. I. — Microampèremètre enregistreur de M.Turpain. Un électro-aimant (électro 

 de M. Weiss) produit un champ magnétique de grande puissance. Un cadre 

 mobile se déplace entre des pièces polaires de profil spécial qui concentrent le 

 champ. On voit cet, équipage à côté de l'électro-aimant, avec la plume d'inscription 

 appuyant sur la surface d'un cylindre enregistreur. 



telle que Taiguille se déplace de i mm pour 1,2 p-a, soit l'appréciation 

 de 0,24 fJ^oc pour un déplacement de |- de millimètre. 



Ce dispositif nous parait susceptible, en dehors de l'enregistrement 

 dans le cas des diverses utilisations pour lesquelles nous l'avons combiné, 

 de servir à l'inscription par le procédé extrêmement pratique de l'enre- 

 gistrement graphique, de courants de l'ordre de 20 microampères en 

 n'utilisant, à cet effet, qu'un circuit très peu résistant (Sw). Si l'on peut 

 sans inconvénient donner au circuit d'inscription une résistance de 

 l'ordre deSooco, on peut obtenir l'inscription graphique de courants de 

 l'ordre de 2 microampères. En acceptant dans le circuit d'inscription 

 une grande résistance, on arrive enfin à inscrire des courants de l'ordre 

 dti ,V de microampère. 



On peut sans crainte d'échauffement exagéré maintenir pendant plu- 

 sieurs heures un courant de 3 a dans l'enroulement de l'électro-aimant de 

 M. Weiss. La dépense (3 a X 36 volts = 108 watts) ne représente que 

 7 à 8 centimes à l'heure au prix de 0,70 fr le kilowatt-heure. L'appareil 



