9.00 



PHYSIOIK. 



constitue donc un enregistreur de courant d'une très grande sensibilité 

 et d'un coût d'entretien très modique. 



La (igure i représente rélectro-aimanl ty|)(' W'eiss, et à côté l'appareil 

 constituant le microampèremètre enregistreur. Cet équipage comprend 



Pig. 2. — Microampèietnùtre eni'esisirfur do iM. Tur[iain |)n'l à funclioiincr. Oii 

 peut inscrire par un déplacement de i mm de la plume d'inscriplion, des courants, 

 dont l'intensité est de l'ordre : 



De loo |xa, le cadre mobile n'ayant que .3 o) de résistance. 



De 10 ;ia, le cadre mobile ollVanl 36o o> de résistance. 



De 12 aa, si le cadre mobile a 63.5o to de résistance. 



En appréciant le l de milimclre on peut donc inscrire soit :>o iiot, «oit • aa, soit 

 mi"-iiie o!"-", •.<4. 



les pièces polaires concentrant le champ qui s'adaptent exactement sur 

 les pôles de l'électro. Le cadre est mobile autour d'un axe chape de rubis; 

 il entraîne avec lui l'organe d'inscription qu'on aperçoit appuyant, par 

 l'extrémité munie d'une; plume, sur la surface du cylindre em-egistreur. 

 La figure 2 montre l'appareil prêt à fonctionner; tout le dispositif 

 constituant le microampèremètre enregistreur est placé entre les pôles 

 de l'électro-aimant. 



