O. BOrDOlARD. — ESSAI DES MKTArX. 10Q 



par l'examen d'une surl'ace horizontale mercurielle, on n'arrive à 

 constater qu'un très léger entraînement du support sous l'influence de 

 mouvements vibratoires de très grande amplitude; toutefois, l'encas- 

 trement de la tige métallique dans les mâchoires de l'étau est sans 

 aucun jeu apparent, n'ayant ainsi aucun rôle dans l'amortissement du 

 mouvement vibratoire. 



Le contact d'entretien est disposé à 9 cm environ de l'extrémité fixe 

 de la tige vibrante; il est constitué par une lame de ressort verticale r 

 reliée à la verge par un fil à coudre / (pôle mobile); sur le ressort peut 

 venir s'appuyer une vis V (pôle fixe). Les interruptions du courant sont 

 produites par la tige vibrante qui, tendant plus ou moins le fil /, com- 

 mande ainsi la lame du ressort; la partie de la lame de ressort où jaillit 

 l'étincelle et l'extrémité de la vis sont garnies de platine; le platine dispa- 

 raissant rapidement sur la lame de ressort, il est préférable de lui substi- 

 tuer une lame de fer de 2 à 3 mm d'épaisseur, qui est sans valeur et faci- 

 lement remplaçable. L'attaque de la barre métallique par l'électro- 

 aimant se fait à 10, 5 cm environ de l'extrémité fixe. 



Un ampèremètre A permet de mesurer à chaque instant l'intensité du 

 courant, et une résistance R permet de faire varier cette intensité; le 

 courant est fourni par quatre accumulateurs. Un interrupteur de cou- 

 rant I placé dans le circuit permet de cesser l'excitation de l'électro- 

 aimant au moment où l'on veut étudier l'amortissement du mouve- 

 ment vibratoire du métal en expérience. 



La plus grande amplitude compatible avec une intensité statique 

 donnée s'obtient immédiatement en réglant le contact de façon qu'en 

 marche l'ampèremètre indique la moitié du courant statique. Quelques 

 centi-ampères suffisent pour avoir un mouvement vibratoire sensible; 

 mais si l'on veut obtenir un déplacement de l'extrémité libre de la verge 

 correspondant à quelques centimètres, il faut un courant d'une intensité 

 de plusieurs ampères. La distance entre la face latérale de la barre et 

 l'extrémité du noyau de l'électro-aimant est d'un demi-centimètre en- 

 viron. 



Pour la lecture des amplitudes, une fente étroite vivement éclairée 

 par une source lumineuse, ou mieux le fdament même d'une lampe 

 à incandescence, est placé dans le plan focal d'une lentille N interposée 

 entre la règle transparente graduée et un petit miroir plan m fixé à l'extré- 

 mité de la verge vibrante. Les rayons issus de la source lumineuse tra- 

 versent la lentille, se réfléchissent sur le miroir et, après avoir traversé 

 la lentille une seconde fois, viennent former une image sur la règle divisée 

 placée dans le même plan que la source lumineuse. Le miroir est porté par 

 une petite gaine de laiton rentrant à frottement dur sur l'extrémité libre 

 de la tige vibrante. La lentille est placée à i cm environ du miroir. On peut 

 ainsi obtenir des déplacements de l'image de 3o cm et plus, en employant 

 des lentilles de distances focales différentes et en faisant varier la distance 

 de la source lumineuse au miroir. Avec un chronomètre, il est possible 



