o. Bornoi'ARD. 



ESSAI DES METAt'X. 



>. I r 



<''prouvetto d'un diamètre légèrement supérieur à celui du disque. On 

 obtient ainsi un mouvement de rotation du cylindre enregistreur sensi- 

 blement uniforme et s'adaptant très bien aux expériences. Pour faire 

 une courbe d'enregistrement, on amène le disque à la partie supérieure 

 de sa course, et après avoir ouvert le volet de l'appareil Richard, on 

 l'abandonne à lui-même pendant quelques secondes, puis on coupe le 



Fig. 4. 



courant d'excitation de l'électro-aimant à l'aide de l'interrupteur I. 

 Lorsque la poulie a fait un tour, ce qu'on constate facilement à l'aide 

 d'un repère convenablement disposé, on abaisse le volet. Il n'y a plus 

 qu'à développer la feuille de papier photographique. 



Dans les photographies ainsi obtenues, les distances entre les points 

 extrêmes des élongations constituent les amplitudes à mesurer, et c'est 

 en ces points que l'action de la lumière sur le papier sensible est maxima 

 puisque la vitesse de translation du miroir y est nulle. Les mesures des 

 amplitudes se font à l'aide d'une glace en verre sur laquelle est tracée 

 une division en demi-millimètres qu'on peut successivement amener sur 

 chacune des vibrations; on peut faire facilement les lectures au { de 

 millimètre. Pour compter le nombre des vibrations, surtout vers la fin 



