2/|4 CHIMIE. 



M. A. DE GRAMONT. 



SUR LA DÉTERMINATION DES RAIES ULTIMES OU DE GRANDE 

 SENSIBILITÉ SPECTRALE ET SUR LES CAUSES D'ERREUR QU ELLE 



COMPORTE. 



535. 33 I 

 5 Août. 



Dans les recherches auxquelles je me livre, depuis plusieurs années (*), 

 sur les spectres de dissociation des composés au moyen de l'étincelle 

 électrique de la bobine de Ruhmkorff, dans le secondaire de laquelle sont 

 intercalées des bouteilles de Leyde, je me suis attaché à déterminer quelles 

 sont les raies qui décèlent les différents éléments en faibles quantités. 

 J'ai désigné par le terme de raies uliimes celles qui disparaissent les der- 

 nières quand la teneur de l'élément qu'elles révèlent tend vers zéro. 

 Ce sont donc celles qu'il faudra rechercher d'abord pour caractériser les 

 traces dun corps. Elles ne sont pas toujours les plus fortes, les plus bril- 

 lantes du spectre d'un élément, mais elles offrent certaines propriétés 

 spéciales : 1° elles résistent à l'introduction d'une forte self-induction 

 dans le circuit de décharge des bouteilles de Leyde; 2° elles sont présentes 

 dans le spectre de l'arc électrique; .3° elles sont présentes dans les spectres 

 des flammes très chaudes, chalumeau oxhydrique, oxyacétylénique, ou 

 enveloppe du cône bleu du bec Bunsen. Les corps qui ne donnent pas de 

 spectre d'arc, par exemple Cl, Br, I, 0, S, Se, N no présentent pas de 

 raies ultimes. Ces raies offrent surtout une grande sensibilité par la pho- 

 tographie, au moyen des spectrographes à prismes et lentilles soit en verre 

 uviol, donnant des raies jusqu'à une longueur d'onde de À = 817 [t-i-i., soit 

 en quartz laissant passer jusqu'à l'extrême limite de l'absorption par de 

 minces couches d'air, c'est-à-dire jusqu'à X = i85 |!J.|ji. 



Certaines causes d'erreur que je crois utile de présenter ici doivent 

 être évitées dans la recherche des raies ultimes, ce sont : 



lO L'inégale netteté des raies dans les différentes portions du cliché, 

 par suite de la courbure de la diacauitique, c'est-à-dire de la surface à 

 concavité tournée vers le prisme, et sur laquelle sont réparties les mises 

 au point optima des différentes raies du spectre. Cette courbure diminue 

 si l'on augmente la longueur focale de l'objectif de la chambre. 



Comme la disparition d'une raie se fait, dans les mélanges ou alliages 



(*) Ann. de Chirn. et de Phys., S" sciic, t. \\ 11, auut \\\o\): Joui/xd de Phy- 

 sique, in;irs 191 1; Comptes rendus de l'Académie des Sciences, t. CXLI\, CXLV^, 

 1907; l. CXF^VI, n)o8; l. (Il-, CLI, ii)io. ]'oir aussi I // (ongrrs international de 

 Chimie applii/uée. Scclion I, Lfni'lrcs, i()(i(). 



