872 ÉLECTRICITK MÉDICALE. 



Le second, qui consiste à fournir comme d'ordinaire les épreuves positives 

 en y joignant un rapport spécial où est consigné le diagnostic radiologique, 

 mais en collant au dos de l'épreuve, avant de la livrer, les observations 

 suivantes : 1° l'examen radiographique est un examen médical destiné 

 à éclairer le diagnostic ou à le compléter; 9.0 les éléments nécessaires au 

 diagnostic doivent être recherchés sur le cliché seul et dans les meilleures 

 conditions d'éclairage (ncgativoscopc électrique) pour ne laisser échapper 

 aucun détail. Ils sont consignés sur un rapport signé par le médecin 

 radiographe; 3° les épreuves positives (sur papier), môme les meilleures, 

 sont toujours bien inférieures aux clichés. Elles sont sans çalcur au point 

 de vue du diagnostic précis; fi^ les clichés sont conservés et classés chez 

 le médecin radiographe. 



Cette deuxième façon d"agir concilie les exigences de la clientèle avec 

 la précision qu'on doit chercher dans les radiographies. Elle met en garde 

 celui qui n'est pas médecin contre des interprétations hasardeuses; elle 

 fait, de plus, bien comprendre que toute la radiographie ne se réduit pas 

 à un acte photographique, qu'elle demande une éducation médicale et 

 que l'interprétation parfois difficile du cliché est tout autre chose que 

 l'impression plus ou moins rapide d'une plaque quelconque. 



M. Th. NOGIER. 



LA PROTECTION INEFFICACE EN RADIOLOGIE SES DANGERS). 



(3 1 5. 849 

 2 Aoiif. 



La toxicité des rayons X, les dangers qu'elle offre jjour l'opérateur 

 et pour l'opéré, pour l'opérateur surtout, nécessitent une protection aussi 

 parfaite que possible contre ces radiations. Cette protection peut se faire 

 de deux manières : 



1° En arrêtant les rayons X à la source même et en les empêchant de 

 passer partout où ils ne sont pas utilisés (localisateurs-protecteurs entou- 

 rant les ampoules, protecteurs hémisphériques en caoutchouc plombeux 

 (MûUer), en verre au plomb (Dean, Drault), en plâtre cérusé ou baryte 

 (Barjon), en ébonite plombifère (Belot), protecteurs en forme de boîte 

 opaque entourant l'ampoule de toutes parts; 



20 En laissant l'ampoule émettre des rayons dans tous les sens, mais 

 en protégeant opérateurs et opérés, en les mettant à l'ombre pour ainsi 

 dire : méthode du lit bas du professeur Bergonié; tabliers et masques en 

 caoutchouc opaque; revêtements d'écrans et lunettes en verre plombeux; 



