TH. NOGIER. — R.VDIOPHOTOSCOPE. 899 



nous avons réalisé un petit appareil que nous avons appelé radiopho- 

 toscope, (fui permet d'apprécier à la lumière artificielle l'effet Villard 

 produit par les rayons X. 



Voyons d'abord l'appareil et les principei de sa construction; nous envi- 

 sagerons ensuite le moyen de s'en servir, puis ses avantages. Le radioplio- 

 toscope est constitué par une boîte en noyer à peu près cubique qui porte 

 sur la gauche de la paroi verticale postérieure une fenêtre dans laquelle 

 vient prendre place l'échelle du chromoradiomètre de Bordier. En avant 

 de cette échelle, et un peu sur la droite, à une distance fiae dans tous les 

 appareils, se trouve une lampe à fdament de charbon de i6 bougies 

 iio volts. Cette lampe a la forme cylindrique de façon à éclairer bien 

 éiiulenienl dans toute sa hauteur le chromoradiomètre, elle est dépolie, 

 de façon que l'éclairement soit très iinijorme. L'œil de l'observateur ne 

 peut voir cette lampe que lui cache une petite cloison en boià, de façon 

 à n'être pas gêné dans l'examen du chromoradiomètre. Entre la cloison 

 qui cache la lampe et le chromoradiomètre peut se déplacer d'avant en 

 arrière, et inversement, un petit volet portant un verre coloré. Nous 

 verrons dans un instant son emploi. Sur le socle de l'instrument se 

 trouve un interrupteur avec 2 m. de fil souple et une prise de courant per- 

 mettant de brancher l'appareil sur un circuit de lumière à la place de 

 n'importe quelle lampe à incandescence. 



Les principes qui nous ont guidés dans la construction du radiopho- 

 toscope sont les suivants ; i» éclairer d'abord l'échelle et la pastille avec 

 une lumière incapable d'exciter la fluorescence du platino-cyanure de 

 baryum. On fait donc la lecture comme s'il s'agissait du virage d'un sel 

 non fluorescent ou mieux comme si Ton retirait un instant de la pastille 

 tout le platino-cyanure non viré. 



9^ Exammer ensuite cette échelle et la pastille à travers un verre 

 bleu spécial (bleu-verdâtre) qui redonne à l'échelle, et à la pastille, sensi- 

 blement les teintes qu'elles auraient à la lumière du jour, en supprimant 

 presque totalement la teinte parasite due à la fluorescence. 



Nous avons réalisé l'éclairage de l'échelle et de la pastille non pas avec 

 une lampe à incandescence à filament métalhque, la lumière est alors 

 trop blanche, trop riche en rayons violets et ultraviolets ordinaires, mais 

 à l'aide d'une lampe à incandescence à fdament de charbon. On a ainsi 

 une teinte blanc jaunâtre excellente pour une première lecture et beau- 

 coup plus facile à reproduire exactement que celle d'une bougie ou d'une 

 lampe à la benzine. Quant au verre bleu qui sert à la deuxième lecture 

 de l'instrument, c'est un verre bleu particulier laissant passer jusqu'à 

 2>Z\i unités Angstrom sous une épaisseur de 2 mm kv radiations d'une 

 lampe en quartz à vapeur de mercure, mais pas au delà. Une série de 

 déterminations spectrographiques nous a montré que, tous les verre? 

 bleus sont loin d'être propres à l'usage auquel nous les employons. 

 La plupart sont radicalement mauvais. Ceux qui sont transparents 

 jusqu'à la longueur d'onde 0660 sous une épaisseur de 2,5 mm_ donnent 



