gOO ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. 



uiio coloration rougeâtre à la pastille et aux teintes du chromoradiomètre 

 qui fausse absolument toute lecture. 



Emploi de Vopparcil. — L'appareil étant relié à une source de courant 

 continu ou alternatif à iio-ii5 volts (il peut être étalonné pour des 

 voltages inférieurs), on allume la lampe qu'il renferme. 



On tire à fond sur le verre bleu porté par le volet coulissant et l'on 

 aperçoit l'échelle du chromoradiomètre fortement éclairée en lumière 

 jaunâtre. On approche alors la pastille de platino-cyanure de l'échelK' 

 de Bordier et l'on fait une première lecture. 



Comme nous l'avions signalé au Congrès de Dijon, le D'" Regaud 

 et moi, la teinte du platino-cyanure de baryum paraît beaucoup plus 

 foncée quand on l'examine à la lumière artificielle. Tout se passe donc 

 comme si l'on avait augmenté la sensibilité de la pastille. A notre radio- 

 photoscope une pastille ayant viré à la lumière du jour jusqu à la teintt? I 

 (o unités H ou 3,6 unités I) présente exactement la teinte III (i\ II ou 

 lu 1). La sensibilité du chromoradiomètre se trouve donc triplée pour 

 l'estimation des doses faibles et cette estimation très difficile à la lumière 

 du jour se trouve dès lois grandement facilitée. 



Du reste, pour cciter toute erreur une deuxième lecture, mais en lumière 

 bleue transmise cette fois, va servir de contrôle ou de contre-épreuve. 

 On fait glisser jusqu'au fond de sa coulisse le volet qui porte le verre bleu 

 spécial, et l'échelle du chromoradiomètre semble replacée à la lumJère 

 du jour, mais à une lumière qui n'exciterait plus la fluorescence. Cette 

 mise en place du verre bleu étant instantanée, l'opérateur, surpris par ce 

 changement de lumière, éprouve d'abord comme une appréhension de 

 ne pouvoir faire une comparaison de teintes. En réalité, cette appréhen- 

 sion dure à peine quelques secondes et l'rn voit que la pastille senible 

 décolorée par ropport à l'échelle. Il faut, dans l'exemple choisi plus haut, 

 la remonter jusqu'en face de la teinte I pour qu'on trouve similitude de 

 coloration. 



Pour toutes les doses inférieures à 8 unités H (5,8 unités I), donc pour 

 toutes les doses jaihles, deux lectures sont possibles et ces deux lectures 

 se contrôlent mutuellement. Si dans une lecture en lumière jaune on 

 a trouvé une teinte plus foncée que la teinte IV du chromoradiomètre, on 

 passe directem.ent à la lecture aw-c verre bien qui donnera la teinte vraie 

 obtenue (8 unités H et plus) : doses fortes. Un tableau sur papiers de 

 couleur jaune et bleu collé sur la paroi int('rieure de la porte do l'instru- 

 ment permet d'avoir à chaque instant sous les yeux la correspondance 

 des doses pour chaque éclairage. 



Avantages de t'instrumetii. — Malgré sa sim{)licité, cet appareil a des 

 avantages qu'il est quasi superflu d'énumérer : 



1° Eclairage toujours comparable de l'échelle et de la pastille pour 

 toutes les saisons, toutes les expositions, toutes Ks heures du jour, toutes- 

 les latitudes; 



