NOGIER ET REGAUD. — COURANT PRIMAIRE. 9OI 



o.'J Possibilité de faire de la radiothérapie précise, même la nuit; 



3" Possibilité d'évaluer très exactement les doses de rayons X infé- 

 rieures à 8 unités H, grâce à la sensibilité triple que prend l'eiïet Villard 

 quand on l'apprécie en lumière jaune; 



40 Possibilité de faire justement pour les doses faibles (les plus délicates 

 à évaluer jusqu'ici), deux Jeclures se contrôlant mutuellement; 



5° Possibilité enfin de prolonger, si l'on veut, la comparaison de la pas- 

 tille et de l'échelle sans crainte de voir la pastille dévirer, la lumière de la 

 lampe à incandescence utilisée pour l'examen étant sans action sur elle, 

 parce qu'elle ne contient pas de rayons ultraviolets. 



Gardiiiies. — I^es balances, les chronomètres portent un cachet de 

 garantie ou sont acompagnés d'un bulletin de contrôle. Les chromo- 

 radiomètre, le seul instrument pratique dont nous disposions pour 

 mesurer l'énergie Rontgen, ne porte avec lui aucune garantie d'exacti- 

 tude. Celui qui ne possède qu'un seul de ses instruments est exposé à 

 des erreurs très graves (chromoradiomètre par exemple, portant la 

 teinte III sur la fiche IV et la teinte IV sur la fiche III). 



Aussi pour éviter de pareilles inexactitudes, de pareilles erreurs, dont 

 les physiciens peuvent s'étonner à bon droit, chaque radiophotoscope 

 doit être muni d'un bulletin de vérification signé, constatant : 



1° Que la lampe à incandescence et que le verre blea employés 

 possèdent bien la coloration voulue (vérifiée au spectrographe à prisme et à 

 lentilles de quartz); 



2° Que la correspondance des teintes en lumière jaune et en lumière 

 bleue correspond bien au tableau livré ave l'instrument. 



Les radiothérapeutes auront ainsi le maximum de garanties en atten- 

 dant des procédés de dosage plus parfaits. 



Nola. — Un dispositif très simple permet, avec le même instrument, 

 de faire également la lecture du chromoradiomètre d'Holtzknecht si 

 l'on possède cet instrument. 



MM. NOGIER ET REGAUD. 



INFLUENCE DES VARIATIONS DU NOMBRE D'INTERRUPTIONS 

 DU COURANT PRIMAIRE SUR LE RENDEMENT DES BOBINES RUHMKORFF. 



6i5.84i 

 3 Août. 



De très grands progrès ont été réalisés depuis quelques années dans 

 l'appareillage radiologique, notamment dans la construction des bobines 



