902 ÉLECTRICITÉ MÉDICALE. 



d'induction. Au lieu des petites bobines d'autrefois qui donnaient avec 

 quelques éléments de pile ou d'accumulateurs une étincelle longue et 

 grêle, nous possédons aujourd'hui des bobines qui fonctionnent sur le 

 courant à i lo, 220 volts, fourni par les secteurs industriels et qui donnent 

 des étincelles nourries, chaudes et longues. 



Les bobines modernes dites intensives se distinguent des bobines an- 

 ciennes en ce que leur noyau de fer est plus gros et plus long, le fil em- 

 ployé au primaire est de section plus forte (^), le fil du secondaire 

 est moins fin. Or, l'énergie électrique disponible dans la décharge secon- 

 daire est en rapport avec l'énergie électromagnétique emmagasinée dans 

 le noyau. Pour une aimantation déterminée, elle est donc proportionnelle 

 au volume du noyau. L'hystérésis de ce dernier doit être aussi faible que 

 possible, il faut employer du fer très doux et le faire travailler en deçà du 

 coude de la courbe du magnétisme. Les bobines intensives sont donc ca- 

 pables de donner au secondaire une énergie beaucoup plus grande que les 

 anciennes bobines : 



lO Parce que leur enroulement primaire contient plus de cuivre; 



2° Parce que le volume de leur noyau est plus considérable. 



Le noyau apparaît surtout comme important, car c'est un véritable 

 magasin d'énergie. Mais la présence de ce gros noyau dans un circuit de 

 gros fil de cuivre apporte une perturbation considérable dans la durée 

 de l'établissement du courant dans l'enroulement primaire. Les effets de 

 self -induction sont très intenses et Vimpèdance (-) s'en trouve augmentée. 

 De sorte que le temps nécessaire, dans une bobine intensive pour que 

 l'intensité au primaire et la saturation du noyau arrivent à leur maximum 

 est notablement plus long que dans les anciennes. On peut, du reste, 

 comprendre mieux encore ce qui se passe en faisant appel à la notion de 

 constante de temps de la bobine. Cette constante répond au quotient du 



coefficient de self du primaire par sa résistance ■^- On sait, en effet, qu'au 



moment de la fermeture du courant primaire la self du circuit primaire 

 et le courant d'induction du secondaire tendent à s'opposer à l'augmenta- 

 tion du flux magnétique et à retarder l'établissement du primaire. En 

 ne tenant compte que du retard apporté par la self-induction du primaire, 

 la formule d'Helmholtz permet de déterminer approximativement la 



(' ) Plus il V a (le cuivre sur le piinuiire et plus est grande la puissance débitée cl 

 aussi la dilVérencc de potentiel. 



(') Rappelons qu'on donne le nom d'impédance à la résistance de la bobine 

 modifiée par IVITet de la self-induction. L'impédance, ou résistance apparente, esl le 



radical 



/" A T.- L?. 



p 



par lequel il faut diviser la force éleclroinolricc due au champ pour obtenir l'inten- 

 sité du courant. On remarquera que ce radical est liomogùno à une résistance et peut 

 s'exprimer en ohms. 



