NOGIER ET REGAUD. COURANT PRIMAIRE. go5 



un condensateur à capacités variables, un interrupteur intensif de Drault 

 entraîné par un moteur de Maury et muni d'un compteur de tours à 7 ca- 

 drans avec remise au zéro facultative pouvant enregistrer i million de 

 tours. Comme diélectrique, de l'hydrogène pur électrolytique; comme 

 ampoules, des ampoules Millier Rapid à osmo-régulateur. L'installation 

 était complétée par un ampèremètre et un voltmètre apériodiques sur le 

 circuit primaire, un milliampèremètre de Gaiffe, grand modèle, sur le 

 circuit secondaire, un spintermètre pointe-plateau (pointe mousse posi- 

 tive et plateau négatif). 



I. — Expériences avec une ampoule molle 

 (en faisant varier seulement la vitesse de l'interrupteur). 



On voit l'augmentation de la vitesse de l'interrupteur donner une 

 augmentation du nombre de milliampères, une diminution du nombre 

 d'ampères au primaire et une diminution de l'étincelle équivalente au 

 spintermètre. 



II. — Expériences avec une ampoule dure 

 (en faisant varier seulement la vitesse de l'interrupteur). 



On voit l'intensité en milliampères augmenter au secondaire en même 

 temps que croît l'étincelle équivalente et le nombre d'ampères au pri- 

 maire. Le faisceau de rayons X s'enrichit en rayons durs. Le fonction- 

 nement de l'appareijlage est optimum pour la production de rayons X 

 très pénétrants. Les expériences répétées de nombreuses fois nous ont 

 toujours conduit au même résultat. Ces faits concordent parfaitement 

 avec la théorie exposée en commençant. 



Conclusions. — Toutes les fois qu'on voudra obtenir un rendement aussi 



